227 



dass das Metallgefäss (G) dem Objectträger (0) und dem Rande des 

 Deckgläschens (D) direct aufliegt. Das letztere befindet sich in diesem 

 Falle in einer entsprechenden Einsenkung des zur Beobachtung in hän- 

 genden Tropfen bestimmten Objectträgers. Es kann bei diesem Apparate 



Fig. 173. 



natürlich der Beleuchtungsapparat vollständig ausgenutzt werden ; ausser- 

 dem zeichnet er sich, abgesehen von seiner Billigkeit, noch dadurch 

 aus, dass er wie der zuletzt besprochene ohne weiteres an jedem belie- 

 bigen Stativ angebracht werden kann. 



§ 377. Alle bisher beschriebenen Apparate sind, wie namentlich 

 von Engelmann (IV) nachgewiesen wurde, mit sehr erheblichen 

 Fehlerquellen behaftet, insofern durch die umgebende Luft und 

 namentlich auch durch das mit dem Stativ in Verbindung stehende 

 Objectiv ein grosser Wärmeverlust herbeigeführt wird. Das an den heiz- 

 baren Objecttischen befindliche Thermometer wird somit im allgemeinen 

 nicht die wirkliche Temperatur des Präparates anzeigen, und es ist auch 

 bei der Compliciertheit der hier in Frage kommenden Factoren nicht 

 möglich, diese Temperatur durch Rechnung zu ermitteln. Um dieselbe 

 aber empirisch festzustellen, brachte Schultz e (I) an Stelle des mikro- 

 skopischen Präparates eine Substanz, deren Schmelzpunkt er zuvor genau 

 bestimmt hatte und ermittelte, bei welchem Stande des am heizbaren 

 Objecttisch befindlichen Thermometers diese Substanz zu schmelzen 

 anfieng. Sehr geeignet ist zu derartigen Versuchen z. B. eine Emulsion von 

 Paraffin, Stearin, Talg, Vaselin oder Cacaobutter in Wasser oder Gummi- 

 schleim. Engelmann (IV) fand in dieser Weise bei Benutzung sehr 

 starker Objective Fehler von über 20°. Im allgemeinen betragen dieselben 

 aber doch nur wenige Grade, und es genügt dann auch, wenn man 

 nicht sehr genaue Bestimmungen machen will, in der beschriebenen 

 Weise die für die jeweiligen Bedingungen erforderliche Correction zu 

 bestimmen. 



Erwähnen will ich übrigens noch, dass Engelmann (IV) den 

 vom Objectiv bewirkten Wärmeverlust dadurch bedeutend herab- 

 mindern konnte, dass er zwischen Tubus und Objectiv eine 30 mm lange 

 Elfenbeinröhre einschaltete. 



15* 



