228 



§ 378. 4. Von Sachs (I, 706) wurde wohl zuerst der Vorschlag 

 gemacht, den ganzen unteren Theil des Mikroskops in einen Wärm- 



kästen einzuschliessen, aus dem 

 nur die Einstellungsvorrichtung 

 und der Tubus herausragt. Figur 

 174 stellt diesen Apparat in der 

 Form, in der er neuerdings von 

 C. Zeiss hergestellt wird, dar. 

 Er besteht hier aus einem auf 

 dicker Metallplatte ruhenden Kasten 

 aus Mahagoniholz, der auf der 

 Vorderseite ein Fenster besitzt, 

 durch das das nöthige Licht auf 

 den Spiegel des Mikroskops fällt 

 und ausserdem auf beiden Seiten 

 eine mit Klappe zu verschliessende 

 Oeffhuno- als Zugang für die Hände 

 beim Bewegen des Präparats. Die 

 Erwärmung des Kastens geschieht 

 durch einen Mikrobrenner, dessen 

 Flamme durch den auf der linken 

 Seite der Fig. 174 sichtbaren 

 Thermostaten reguliert wird. Auf 

 der rechten Seite des Apparates ist 

 ferner das in den Luftraum des- 

 selben hineinragende Thermometer 

 sichtbar. 



Es leuchtet ein, dass dieses 

 Thermometer, wenn sich das Mikro- 

 skop und Präparat einige Zeit in 

 dem Apparate befinden, direct die im Präparat vorhandene Temperatur 

 anzeigt. 



§ 379. 5. Bei dem von Pfeffer (I) vorgeschlagenen heizbaren 

 Objecttisch befindet sich, wie aus Fig. 175 ersichtlich ist, der 

 Objectträger (0) ganz innerhalb eines Glasgefässes (g), das durch die 

 mit zwei Armen (k) versehene Kupferplatte erwärmt wird. Zu diesem 

 Zwecke dienen die beiden Flammen (f), deren Gaszufluss durch den 

 Thermostaten r reguliert wird. Das Thermometer t dient zur Ablesung 

 der Temperatur. 



Am einfachsten gestaltet sich nun die Benutzung dieses Apparates, 

 wenn das betreffende Präparat ohne Schaden ganz unter Wasser ge- 

 taucht werden darf und zur Beobachtung ein Wasser-Immersionssvstem 



Fig. 174. 



