231 



e) Die Erzeugung- elektrischer Ströme im mikroskopischen Präparat 

 (Elektrischer Obj ectträger) . 



§ 381. Die älteren Untersuchungen über den Einfluss elektrischer 

 Ströme auf die Plasmaströmung und auf die Constitution des Proto- 

 plasmas wurden zum grössten Theil unter Anwendung von Inductions- 

 apparaten ausgeführt, und es wurde dabei auf die Eichtung des Stromes 

 und auf die quantitative Bestimmung der Stromstärke meist kein Ge- 

 wicht gelegt. Namentlich bei den neueren Untersuchungen über den 

 Galvanotropismus kamen dagegen die direct von den Elementen gelie- 

 ferten constanten Ströme in Anwendung. 



Durch Benutzung von unpolarisierbaren Elektroden wurde ferner 

 das Auftreten von Polarisationsströmen verhindert, so dass die Strom- 

 richtung genau bestimmt und auch die Stromstärke während längerer 

 Zeit auf annähernd constanter und genau zu bestimmender Höhe ge- 

 halten werden konnte. 



§ 382. Handelt es sich nun zunächst um Untersuchungen, bei 

 denen gewöhnliche polarisier bare Elektroden verwandt werden 

 können, so kann man sich einen geeigneten „elektrischen Obj ect- 

 träger" natürlich leicht aus einem gewöhnlichen Objectträger, auf dem 

 man mit erwärmtem oder in Alkohol gelöstem Siegellack Staniolstreifen 

 in entsprechender Orientierung befestigt, herstellen. Ganz geeignet fand 

 ich zu diesem Zwecke auch die in der Fi£. 177 skizzierte Zusammen- 



Fi<y. 177. 



Stellung, bei der als Elektroden Platindrähte benutzt werden, die an 

 ihrem freien Ende (p!,p 2 ) zu einer Platte ausgepresst sind, so dass sie 

 sich auch bei dünner Wasserschicht bequem unter das Deckglas schieben 

 lassen. Zur Verbindung mit den Leitungsdrähten der Batterie oder der 

 secundären Spirale des Inductionsapparates dienen die kleinen Klemm- 

 schrauben (k 15 k 2 ), die man durch Klebwachs oder Siegellack auf dem 

 Objetträger befestigen kann. Um diesen aber leicht verschieben zu 

 können, bringt man in diese Klemmen zweckmässig feine Kupferdrähte, 

 die dann erst durch weitere Klemmschrauben mit den dickeren Leitungs- 

 drähten in Verbindung gebracht werden. 



