232 



Um auf der anderen Seite zu bewirken, dass die Platin elektroden 

 dem Objectträger platt anliegen, kann man sie auch noch durch einen 

 kleinen Klumpen Klebwachs oder Siegellack (w) auf dem Objectträger 

 befestigen. Das Klebwachs hat in dieser Hinsicht natürlich den Vortheil, 

 dass es eine Verschiebung der Elektroden sehr erleichtert, und haftet 

 überdies an trockenem Glase sehr gut. Um schliesslich diesen Object 

 träger auf dem Objecttisch des Mikroskops zu befestigen, kann man die 

 gewöhnlichen Klammern benutzen ; falls eine Berührung mit den Zu- 

 leitungsdrähten zu befürchten ist, kann man ja den vorderen Theil 

 derselben mit einem Kautschukschlauch oder dergl. überziehen. 



§ 383. Die Construction der unpolarisierbaren Elektroden 

 beruht auf der von E. Dubois Keymond (I) nachgewiesenen That- 

 sache, dass der Polarisationsstrom ganz unterbleibt, wenn man Elektroden 

 aus amalgamiertem Zink verwendet, die man in eine conc. Lösung von 

 Zinksulfat eintaucht. Da es nun aber natürlich nicht möglich ist, die lebenden 

 Objecte direct in die Zinksulfatlösung zu tauchen, ohne ihre Lebensfähigkeit 

 sofort zu zerstören, so muss man offenbar zwischen der Zinksulfat- 

 lösung der beiden Elektroden und der physiologisch indifferenten Be- 

 obachtungsflüssigkeit eine poröse mit Flüssigkeit durchtränkte Substanz 

 einschalten, die einerseits keinen zu grossen Leitungswiderstand be- 

 wirkt und andererseits eine Mischung der beiden Flüssigkeiten für 

 längere Zeit verhindert. 



Von Dubois (II) werden nun zu diesem Zwecke namentlich 

 Bäusche oder mehrfache Lagen von Fliesspapier, das mit Wasser oder 

 wegen der besseren Leitungsfähigkeit mit 0*75 — 2proc. Kochsalzlösung 

 durchtränkt ist, empfohlen. Um ferner die Elektricität nach ganz be- 

 stimmten Stellen des zu untersuchenden Objectes hinleiten zu können, 

 empfiehlt der genannte Autor, die Elektroden an ihren Enden mit ent- 

 sprechend gestalteten Fortsätzen aus plastischem Modellierthon, der 

 ebenfalls mit verdünnter Kochsalzlösung durchtränkt ist, zu versehen. 



§ 384. Speciell für mikroskopische Zwecke wurden diese unpolarisier- 

 baren Elektroden wohl zuerst von Engelmann (VI, 385 u. V) angewandt, 

 der die bereits § 371 beschriebene mikroskopische Glaskammer in der Weise 

 modificierte, dass er die an der Oberseite derselben befindliche Metall- 

 platte durch eine deckelartig abzuhebende Glasplatte (a, Fig. 178) er- 

 setzte. An dieser befinden sich zunächst 2 Löcher (b und c), über denen 

 die zur Aufnahme der Elektroden dienenden Glasringe (d u. e) der 

 Glasplatte aufgekittet sind. Die Elektroden Averden ferner gebildet durch 

 die Glasröhrchen g und f, die im oberen Theile die von concentrierter 

 Zinkvitriollösung umgebenen amalgamierten Zinkstäbe (o u. n) enthalten. 

 In ihrem unteren Theile sind sie dagegen mit plastischem Thon, der 

 mit verdünnter Kochsalzlösung durchtränkt ist, erfüllt. Um nun aber 



