253 



Sehr gut hat sich zu diesem Zwecke auch der in Fig. 184 ab- 

 gebildete Auswaschapparat bewährt. Derselbe wurde von mir 

 schon an einem anderen Orte beschrieben 

 und „besteht im wesentlichen aus dem 

 mit 9 kleinen Hähnen versehenen Messing- 

 rohr a und dem zur Aufnahme der aus- 

 zuwaschenden Objecte dienenden Zink- 

 gefässe d. Da jedoch die kleinen Hähne 

 den vollen Druck der Wasserleitung nicht 

 auszuhalten vermögen, geschieht der volle 

 Abschluss und die gröbere Regulierung 

 des Wasserstromes durch den grossen Hahn 



(b), der mit Hilfe eines T-Rohres bei c leicht an jedem Wasserleitungshahne 

 seitlich eingeschaltet werden kann. Bei dem Zinkgefässe dient der grössere 

 Kaum d zur Aufnahme der Glassiebe; soll das Wasser aus demselben schnell 

 ablaufen, so wird der Quetschhalm g geöffnet, so dass das Wasser durch 

 das mit dem Boden des Zinkgefässes communicierende Rohr f abfliesst- 

 soll das Wasser dagegen langsamer abfliessen, so wird der Quetschhahn 

 g geschlossen und das Wasser kann dann nur durch das Rohr e ab- 



Fisr. 183. 



Fisr. 184. 



laufen, dessen Mündung von dem Boden des G-efässes 15 mm entfernt ist, 

 so dass also das Wasser dann in dem Zinkgefässe 15 mm hoch steht" 

 (cf. Zimmermann, I, 24). Der kleine Raum h auf der rechten Seite des 

 Zinkgefässes dient dagegen, wie alsbald noch näher besprochen werden soll, 

 zum Auswaschen von auf dem Objectträger festgeklebten Mikrotomschnitten. 



