272 



ähnlich wie bei den Schlittenmikrotomen mit einer Mikrometerschraube 

 durch Gleiten auf einer schiefen Ebene gehoben. 



§ 481. Will man schliesslich die Objecte im gefrorenen Zustande 

 schneiden, so benutzt man ein sogenanntes Gefriermikrotom oder 

 bringt an dem gewöhnlichen Mikrotom eine geeignete Gefrier Vor- 

 richtung an. Bei allen derartigen Instrumenten wird die Kälte durch 

 Verdunstung von Aether erzeugt. Speciell bei dem in Fig. 199 in Ver- 

 bindung mit einem Schanz e'schen Mikrotom dargestellten Gefrierapparat 

 lässt man das zu schneidende Object auf der oberen Platte eines mit 

 seitlichen Löchern versehenen hohlen Metallkästchens anfrieren, indem 



Fisr. 199. 



man mit dem Gummigebläse aus dem auf der rechten Seite sichtbaren 

 Fläs chchen gegen die Metallplatte einen Strom fein verstäubten Aethers 

 hinbläst. Natürlich ist diese Methode nur bei einigermaassen dünnen 

 Objecten anwendbar. Das Schneiden geschieht, wie die Figur zeigt, mit 

 schiefgestelltem Messer. 



§ 482. Die Gestalt der zu benutzenden Mikrotommesser ist in 

 erster Linie von der Construction des betreffenden Mikrotoms, der Art 

 der Messerführung und der Consistenz der zu schneidenden Objecte ab- 

 hängig. Speciell für mit Paraffin durchtränkte Objecte kann ich übrigens 

 die kurzen Messer nach Henking (Fig. 200), die von Walb (Heidelberg) 



