305 



Objectträger markiert. So wurde schon vor lauger Zeit empfohlen, auf 

 dem Objectträger zwei Kreuze anzubringen und nach der Einstellung des 

 Präparates die über diesen Kreuzen liegenden Stellen des Objectträgers 

 durch Tintenstriche zu markieren. Von Grün ow wurde ferner vorgeschlagen 

 in den Objecttisch zwei sich unter einem rechten Winkel kreuzende 

 Systeme von parallelen Linien einzuritzen; man braucht dann nur die 

 Lage von 2 Ecken des entsprechend eingestellten Objectträgers im Ver- 

 hältnisse zu diesem Coordinatensystem zu notieren, um diese Einstellung 

 jederzeit wiederfinden zu können. 



§ 549. Am einfachsten ist nun aber doch wohl die neuerdings von 

 de Vescovi (I) vorgeschlagene Methode, nach der auf dem Objecttisch 

 in der aus der Fig. 214 ersichtlichen Weise zwei Paare von auf einander 

 senkrecht stehenden Linien ange- 

 bracht sind. Dieselben werden am 

 besten eingeschnitten und mit 

 weisser Masse ausgefüllt. Die Lage 

 des Objectträgers wird in diesem 

 Falle offenbar bestimmt, indem 

 man über 3 von diesen Eadien mit 

 Tinte feine Linien zieht, und zwar 

 ist diese Markierung natürlich 

 umso genauer, je weiter diese 

 Marken vom Centrum des Object- 

 tisches entfernt sind. Will man 

 mehrere Punkte auf demselben 

 Objectträger markieren, so kann 

 dies zweckmässig durch verschiedenfarbige Linien geschehen. 



Bei Demonstrationspräparaten ist es ferner auch vielfach wünschens- 

 wert, das Präparat so zu orientieren, dass eine bestimmte Stelle des- 

 selben nach vorn gerichtet ist. Um lange Drehungen überflüssig zu machen, 

 markiert man in solchen Fällen zweckmässig durch einen an einer be- 

 stimmten Stelle des Etiquettes angebrachten Pfeil die bei der gewünschten 

 Einstellung nach vorn gekehrte Pachtung. 



§ 550. Drittens kann man nun aber auch in der Weise verfahren, 

 dass man direct auf dem Präparat die betreffende Stelle bezeichnet. 

 Es hat dies den für Demonstrationspräparate nicht zu unterschätzenden 

 Vortheil, dass ein derartig markiertes Präparat natürlich ohne weiteres 

 bei jedem beliebigen Mikroskope benutzt werden kann. 



Ohne jeden Apparat kann man nun diese Art der Markierung in 

 der Weise ausführen, dass man nach Einstellung der betreffenden Stelle 

 Ocular und Objectiv entfernt und, indem man von oben in den Tubus 

 hineinsieht, das Centrum des Gesichtsfeldes, das ja aus der Orientierung 



Fig. 214. 



Zimmermann. Mikroskop. 



20 



