27 



expliquer ce phénomène autrement que par la 

 grande difficulté que les artistes Opticiens ont dû 

 éprouver dans la construction , vu qu'ils man- 

 quaient de données suffisamment claires pour obte- 

 nir dans leurs travaux à ce sujet des résultats satis- 

 faisants, et que , rebutés par des difficultés qui leur 

 paraissaient insurmontables , ils ont cessé de s'en 

 occuper. 



Yoilà en même temps les raisons qui nous ont 

 déterminés à entreprendre la recherche des princi- 

 pes sur lesquels la construction de ces instrumens 

 doit être basée, et les résultats satisfaisants que nous 

 avons eu le bonheur d'obtenir nous ont décidés à 

 les détailler ici. 



A \ . Le problème de placer le micromètre au foyer 

 de l'oculaire peut être résolu différemment , se- 

 lon la particularité des cas spéciaux; et l'on devra en 

 distinguer trois principaux. Ou bien on veut le met- 

 tre dans un instrument tout fait , que l'on ne veut 

 et ne sait pas remonter à neuf, et alors le tube ocu- 

 laire est tantôt mobile , l'instrument pouvant être 

 alongé , tantôt immobile 5 ou bien, en montant l'in- 

 strument neuf qu'il confectionne, l'artiste peut vouloir 

 y placer un pareil micromètre. 



4 2. Pour commencer par le cas le plus simple, 

 supposons que, dans un microscope à tube oculaire 

 mobile comme dans les lunettes d'approche , ou à 



pe de M. Charles Chevalier muni d'un micromètre oculaire; mais 

 aussi d'un grossissement peu considérable. 



