30 



nouveau micromètre où cette mesure soit divisée 

 en un nombre raisonnable de parties. Supposons 

 qu'on ait trouvé, comme alors, qu'un trait en cou- 

 vrait 4 2; alors faites un micromètre où ~~* de lignes 

 soient divisées en 20, ^0, 50 ou autant de parties 

 que convenablement possible , il vous donnera, dis- 

 posé au foyer de l'oculaire , des 2-, Л--, 5-millièmes 

 de ligne. Ainsi , dans ce cas , on devra suivre 

 cette règle : Divisez l'espace couvert sur le plan du 

 micromètre oculaire en un nombre convenable de 

 parties raisonnables par un trait de celui posé 

 sur le porte-objet, — Notez bien que ces parties ne 

 seront le plus souvent aucunement des quotièmes 

 d'aucune mesure usitée, et gardez vous bien de bri- 

 ser ce verre ; sa restitution , à moins que vous ne 

 connaissiez à fond le principe que nous venons 

 d'énoncer, ne saura être faite que par l'artiste intel- 

 ligent qui a originairement tracé votre instru- 

 ment. 



4 6. Nous jugeons presque superflu, du reste, d'ob- 

 server qu'une pareille division de l'échelle du micro- 

 mètre oculaire est toujours possible , quoique sou- 

 vent non sans peine, même avec le diviseur qui a 

 servi pour l'échelle du micromètre objectif; mieux 

 encore et plus facilement avec un instrument micro- 

 métrique arrangé comme un diviseur linéaire en mi- 

 niature. Au surplus, nous avons imaginé nous 

 même un arrangement fort simple pour un pareil 

 diviseur micrométrique , dont nous réservons la des- 

 cription pour une autre fois. 



