34 



4 7. Après tout ce que nous venons de dire sur 

 l'arrangement du micromètre oculaire dans les deux 

 cas précédens , il est clair que la question d'en 

 placer un dans un nouvel instrument que l'on veut 

 confectionner, se réduit à la recherche de l'endroit 

 où, par un certain assemblage de verres, se formera 

 l'image multiple définie ( et raisonnable ) de tout 

 objet. 



4 8. Pour j parvenir il faut se rappeller des for- 

 mules dioptriques principales. 



De la formule dîoptrique fondamentale ( * ) : 



4 4 a a . . i . 



—+—= — + -.... ( 4 ) on obtient : 

 d D R r J 



rR Dd , . _ 



-.... (2J; de même, si я = со, c. à. 



a(R + r) D + d 



dire si les rayons tombants sur la lentille sont pa- 



4 4 A a a 



rallèles , et que -= — =0, on aura —=-- + -; 

 d со D M r 



(*) Nous ayons désigné par D et d les deux foyers coordonnés^ 

 с. к d. que les rajons venant d'un point à la distance D de la 

 lentille seront réunis de l'autre côte de la lentille en un 

 point à la distance ds et vice versa; réservant f pour le cas spé« 

 cial de la distance focale des rayons parallèles. R et r indiquent 

 les rajons des courbures des deux surfaces de la lentille -, a l'in- 

 dex de la réfraction moins 1 . 



