33 



*-(?^/-c*' +ï V* d =^f=f- f M 



posant enfin, pour plus de commodité, f—\ on 



M + \ \ 



aura: Х> = 3/-И; d= =1+'-, 



C'est à dire, l'image multiple définie se trouve à au- 

 tant de fois qu'il est multiple, plus une fois la dis- 

 tance focale de la lentille objective ; loix éminem- 

 ment importante pour la construction des micro- 

 mètres oculaires, et que nous avons été assez heureux 

 pour trouver , quoique les principes bien constatés 

 sur lesquels elle repose soient connus depuis fort 

 longtems , et exposés sous différentes formes, selon 

 la diversité des buts que l'on se proposait ; mais, 

 énoncée comme nous venons de le faire , nous ne 

 l'avons trouvée dans aucun des ouvrages que 

 nous avons eu occasion de parcourir. C'est faute 

 de l'avoir connue, que l'arrangement des micromè- 

 tres oculaires a dû présenter des difficultés insur- 

 montables. 



Mettez donc là votre micromètre (et dans l'exemple 

 cité c'est à 401 lignes de f objectif) et il se trou- 

 vera posé juste pour vous donner dans ce cas, avec 

 une échelle de cent traits sur la ligne, des -lOmilliè- 

 mes de ligne ou des lOQniillièmes de pouce; et 

 ainsi en proportion avec d'antres échelles, ou d'au- 

 tres multiples de l'image. 



21 . Mais un microscope d'une composition aussi 

 simple que celui que nous venons d'analyser a 

 de grands défauts, il vaut infiniment mieux ajouter 



№ III. 3 



