soit convexe , et que l'on mettra audelà de l'image 

 produite par l'objectif à une distance 8> plus grande 

 que son propre foyer = F. 



ЗЦ-. On aura alors pour la distance de la secon- 



; 8' F 



de image [ § 28 ) -^ , pour le rapport des îma- 



o — F 



ges 



ci Ô'F 8' F F ? 



E"=z 



8'— F 

 С -F+8' a \. ' 8' F AC 



. V + \ 1/4-04 r-— ' 



C-A F v ^\yZ ^F\rô' C-A 



4- A pour l'endroit de l'image effective; 

 et au lieu du § 29: 

 _ /J+C —F+8' л ,., d'F AC 



Gomme pour avoir dans ce cas l'image aussi gran- 

 de que daus celui du § 31 (si les foyers des verres 

 correspondants sont les mêmes) il faut que 8' — F= 

 F— S, on aura S' + S=% F pour la grandeur dont, 

 dans ce cas, l'endroit de l'image, et, par conséquent, 

 la longueur de l'instrument, surpassera ceux du mi- 

 croscope du dit paragraphe. 



35. La résultat général de tous ces calculs est 

 que : 



Pour trouver dans un microscope composé quel- 

 conque l'endroit de l'image multiple-définie, il faut: 



Multiplier ce multiple ( p) par le produit des rap- 

 ports consécutifs des images primaires et secondai- 

 res produites l'une après l'autre par le concours des 



