collectifs, des dispersifs, et des imaginifs , s'il y en a 

 (et sans prendre garde aux signes de ces images) 

 et de la distance focale de l'objectif ( ce qui don- 

 nera la grandeur requise de la première image); 

 et puis ajouter la somme du foyer de l'objectif, et 

 de toutes les distances des images primaires et se- 

 condaires de leur lentilles respectives (en observant 

 bien leurs signes, qui, pour les images secondaires, 

 seront toujours positifs, pour les primaires, négatifs, 

 excepté pour rimaginif ou lui aussi sera positif). 



C'est donc là que Ion placera le micromètre 

 oculaire, dont on trouvera la valeur comme il a été 

 dit plus haut. 



36. Nous ne prétendons aucunement au reste , 

 pour ne pas être mal compris, que l'endroit de l'i- 

 mage multiple-définie , se trouve rigoureusement au 

 lieu indiqué: non, puisque les corrections nécessai- 

 res à cause des aberrations sphérique et chromati- 

 que , qui du reste n'ont que fort peu d'influence 

 sur ce cas ( surtout comme on peut se servir de 

 lentilles, objectives au moins, aplanatiques) et surtout 

 à cause de l'épaisseur des verres, n'ont pas été prises 

 en considération, pour ne pas rendre le calcul trop 

 compliqué. 



37. C'est pourquoi l'opticien , ayant calculé l'en- 

 droit du micromètre d'après les règles indiquées , 

 devra s'assurer d'abord de la grandeur de la faute, 

 qui, à ce que nous supposons, ne surpassera presque 

 jamais une ligne anglaise, pour la réparer avant de 

 fixer à tout jamais le diaphragme sur lequel repose 



