
9 
B. Szteń w Iwoniczu, który objął stacye dopiero w roku zeszłym 
(1904, odczytywał nieprawidłowo. Skoro jednak pan Dziewulski 
pokazał mu właściwy sposób odczytywania, pan Szteń począł od- 
czytywać zupełnie dobrze, przyczem jego błąd osobisty stał się zu- 
pełnie nieznacznym. 
Porównanie termometrów. 
Przy sposobności porównania barometrów pan Dziewulski po- 
równał też na tych samych stacyach termometry. Do porównania 
służył termometr Fuessa Nr. 2637, wypróbowany w Phys. Reichs- 
anstalt w Potsdamie. Poprawki tego termometru są zupełnie zni- 
kome. BRM porównań podane są w następnej tablicy: 
Wadowice. . . . . termometr S. W. bez num. — Fuess 2627 =--10%0 C 
Buriev AE EJ Fuess 2881 — > i +0 01 į 
E 2... . stary termometr bez num. — b 3 +14 , 
Bochnia . . . . . termometr krak. bez num. — $ k +002 , 
JATOMAW 0 ; Kapp. 4477 — " S +0%1 , 
Dublany 20.007, DADOLRA 1503 — 5 s +0%25 , 
Lwów . . . H. Kappeller . . . 505 — A A +0%35 , 
Na innych stacyach poprawki byly mniejsze od 0,1, dlatego 
tez nie zostaly tu przytoczone jako nie zasługujące na uwzględnie- 
nie. Dodaję też, że w powyższej tablicy różnice zostały zaokrąglone 
w dziesiątych stopnia. 
Uwaga l. Rezultaty powyższe są to średnie z 5 lub 6 odczytań każdy. 
Uwaga II. W Ta jak widać z powyższej bę sj są dwa termo- 
metry, z których sap eru daje temperatury prawie o półtora ad 
za wysokie. Począwsz A 4 Sepia 1905 roku tameczny oai p Woja- 
kowski odczytuje Aipeźstaśy na nowym termometrze Fuess Nr. 2881. 
Absolutne pomiary deklinacyi i inklinacyi magnetycznej 
dokonane w Krakowie w 1905 r. przez M. P. Rudzkiego. 
Pomiary te wykonałem na tem samem miejscu i temi samemi 
narzędziami, któremi posługiwałem się w poprzednich 1903 i 1904 
latach. W czasie feryi Wielkanocnych i letnich zastępował mię 
stypendysta Obserwatoryum krakowskiego p. Ryzner. gle 25 Nr. 
8, 9, 15, 16, 17 i 19 przezeń dokonane są oznaczone jego nazwiskiem. 
