24 CHAPITRE DEUXIEME, 



condensateur. On y arrivera aisément à l'aide d'un 

 petit porte-lampe que j'ai fait construire par 

 M. Dumaige, et qui se fixe à la monture du miroir 

 en se substituant à ce dernier {fig. i). Ainsi dis- 

 posée, la lampe jouit de mouvements multiples qui 

 permettent de la centrer aisément. 



J'ajouterai en outre qu'il faut se servir de lampes 

 dont une des faces est argentée et joue ainsi le 

 rôle de réflecteur. 



Si l'on n'a pas de condensateur à sa disposition et 

 qu'on désire pourtant éclairer obliquement la pré- 

 paration, il faudra renoncer à l'éclairage électrique, 

 et recevoir le faisceau lumineux émis par la lanterne 

 à projection sur le miroir qui le réfléchira ensuite 

 sur l'objet. Mais c'est là un pis aller, le miroir 

 absorbe beaucoup de rayons lumineux et sa ma- 

 nœuvre est difficile. 



III. — Mise au point. 



Lorsque la région qu'il convient de photogra- 

 phier dans une préparation est difficile à trouver, 

 on cherche d'abord celle-ci avec le microscope 

 redressé et disposé comme pour l'observation ordi- 

 naire {fig. 2, p. 16). La région intéressante étant 

 trouvée, on fixe le porte-objet sur la platine à l'aide 

 des valets, on incline le microscope et on le réunit 



