CHAPITRE SIXIEME. 



ayant un long foyer permet de mettre en même 

 temps au point, beaucoup plus de plans que si 

 l'on employait an objectif fort. 



2° On arrivera encore au résultat désiré en dia- 

 phragmant l'objectif comme nous l'avons indiqué 

 plus haut. Plus le diaphragme sera petit, plus 

 aussi le foyer aura de profondeur, mais plus aussi 

 les qualités définissantes de la lentille seront dimi- 

 nuées. 11 y aura donc une juste mesure à garder 

 dans le choix du diaphragme. 



Si le moven que nous venons d'indiquer est 

 insuffisant, il faudra recourir à un autre procédé 

 que je vais décrire sous le nom de méthode des 

 poses successives. 



Méthode des poses successives. — Cette mé- 

 thode est basée sur ce fait qu'une même glace sen- 

 sible peut recevoir successivement l'impression de 

 deux ou de plusieurs images sans que celles-ci 

 se confondent. On s'en assure de la manière sui- 

 vante : on dispose sur la platine du microscope 

 un micromètre dont on met les divisions au point 

 sur la glace dépolie, on substitue à cette dernière 

 la glace sensible, et l'on pose 2 mm , par exemple. 

 Au bout de ce temps on interrompt le passage 

 des rayons lumineux, et l'on déplace le micro- 

 mètre, en lui imprimant une rotation de 45°, puis 

 on laisse de nouveau agir la lumière pendant 2 miu . 

 La glace développée montre deux images du 

 micromètre, se coupant à angle droit, elles sont 



