APPAREIL MICROPHOTOGRAPIIIQUE. 3 



structeurs, fixent directement au tube du micro- 

 scope une chambre noire; mais c'est là une dispo- 

 sition éminemment vicieuse, et cela pour plusieurs 

 raisons. Le poids d'une chambre noire, même légère, 

 sera toujours nuisible au fonctionnement de la vis 

 micrométrique; en outre, les chocs que l'on impri- 

 mera à la chambre noire, en enlevant la glace 

 dépolie, pour substituer à celle-ci un châssis négatif, 

 se transmettront au microscope, et suffiront à 

 déplacer l'objectif par rapport à la préparation. 

 L'image alors ne sera plus au point sur la glace 

 sensible, le cliché sera par conséquent confus. 



Aussi, et cela après expérience, proscrivons-nous 

 tout appareil photographique dans lequel la chambre 

 noire se fixe directement au tube du microscope. 

 Il est nécessaire que ces deux parties ne soient 

 pas en contact direct, mais seulement réunies l'une 

 à l'autre par un manchon d'étoffe. 



Cette réserve faite, nous pouvons disposer notre 

 chambre noire, soit verticalement au-dessus d'un 

 microscope, en prenant soin de faire reposer 

 celle-ci, non point sur l'instrument, mais directe- 

 ment sur la table, à l'aide de pieds d'une longueur 

 suffisante. Nous pourrons également disposer la 

 chambre noire horizontalement; bien entendu., dans 

 ce cas, il faudra incliner de 45° le tube du microscope . 



C'est cette disposition (Jlg. i ) que nous avons 

 adoptée, elle rend les manœuvres bien plus com- 

 modes et surtout permet de donner à l'appareil une 



