X CHAPITRE PREMIER. 



peut la mettre au point à l'aide de la vis micro- 

 métrique. 



On conçoit aisément, que si au lieu de la glace 

 dépolie on emploie une plaque sensible l'image de 

 la préparation s'imprimera sur celle-ci. 



Ainsi rien ne paraît plus simple à priori que 

 de photographier une préparation microscopique, 

 En réalité la chose est beaucoup plus compliquée 

 que Ton ne pourrait le supposer, nous allons voir 

 en effet, que s'il n'est pas difficile d'obtenir une 

 médiocre photographie d'un objet vu au micro- 

 scope, en revanche, les conditions qu'il faut remplir 

 pour obtenir une bonne épreuve, sont multiples et 

 souvent difficiles à réaliser. 



Le fait qu'on peut recueillir sur un écran une 

 image réelle d'un objet microscopique nous indique 

 immédiatement la disposition générale, qu'il con- 

 vient d'adopter pour photographier celui-ci. Nous 

 réunirons l'extrémité oculaire de notre microscope 

 à une chambre noire, fermée en arrière par une 

 glace dépolie, sur laquelle nous mettrons au point 

 et à laquelle nous pourrons ensuite substituer une 

 plaque sensibilisée. 



Mais quelle disposition vaut-il mieux adopter 

 pour effectuer ce raccordement, entre la chambre 

 noire et le microscope. La chose peut paraître 

 indifférente au premier abord; il n'en est rien 

 pourtant, et c'est en bonne partie d'une installation 

 convenable que dépendra le succès. Certains con- 



