332 
desto mehr nähert sie sich der Grösse v, mit anderen 
Worten, desto mehr nähert sich der Durchmesser des 
Schläminkorns demjenigen, dei welchem ein Schweben- 
bleiben in dem mit der Geschwindigkeit v bewegten 
Wasser Statt findet. Weiter ergiebt sich aus ihr, dass durch 
einen sich übrigens gleichbleibenden Wasserstrom (in den 
gewöhnlichen Apparaten) Anfangs Körner vom kleinsten, 
dann aber von allmählig sich vergrösserndem Durch- 
messer abgeschlämmt werden. Wenn man aber, wie in 
der Praxis fast immer, ein allmähliges Steigen der Durch- 
messergrössen bei den Körnern eines Gemisches hat, so 
wird man mit ein und demselben Wasserstrom auch bei 
emem bis in die Unendlichkeit fortgesetzten Schlàmmen 
immer noch Schiammkorner abführen, weil man sich der 
Grenze, wo alles Zurückbleibende schwebend erhalten 
wird, zwar immer mehr nähert, sie aber niemals er- 
reicht. Es muss hierauf aufmerksam gemacht werden, 
weil daraus folgt, dass durch keinen, auch noch so voll- 
kommen eingerichteten Schlämmapparat, ein nach ge- 
wisser Zeit eintretendes Klarwerden des abfliessenden 
Schlämmwassers erzielt werden kann — vorausgesetzt, 
dass der Wasserstrom sich wirklich gleich bleibt (’). 
+ 
Alle früher für die Schlämmanalyse vorgeschlagenen 
Methoden machen Anwendung von dem senkrecht nach 
oben gerichteten Wasserstoss. Da in neuster Zeit (von 
Dietrich) auch ein Apparat vorgeschlagen ist, bei wel- 
(1) Wenn hie und da behauptet worden ist, dass durch irgend einen 
der vorgeschlagenen Apparate ein endliches, klares Abfliessen des 
Wassers erreicht worden sei, so hat dies seinen Grund in einem 
Fehler des Apparates gehabt, nämlich darin, dass durch Anwendung 
eines offnen Nachflussgefässes eine allmählige Verminderung der 
Druckhóhe, also auch der Geschwindigkeit herbeigeführt worden 
ist. 
