362 
analysen sind die feinsten Theile nieht durch Verlust, 
sondern direct bestimmt. 
Tabelle D. 
№ der Trichter. 
Nach der alten Methode. 9 Ltr. 
| 
41,9 
Wasser; 20 Minuten. up 18,914,020,0,98,9 
Nach Wolff's Probe a. 61,3 13,040,8143,8 98,9 
verbesserterMe- 
thode als Nach- Rega 60,7 13,2110,4/13,9/98,2 
flussgefäss eine 
Mariotte'sche 
Flasche. 9 Ltr. 
Wasser; 40 Mi- d 
у Wiederholung 1° 
nuten. 60,5 13,0 57 14,6 97,8 
mit Probe b. 
Probe b. 61,2 13,0 9,7115,0/98,9 
Die Zahlen bestätigen zunächst, was im Voraus zu 
erwarten war, dass die Resultate der Schlämmanalyse 
nach der von Wolff veränderten Methode ganz andere 
werden, als nach der alten. Ausserdem aber zeigt sich 
eine Uebereinstimmung in den nach Wolff's Verbesse- 
rungen erhaltenen Resultaten, wie sich in der That nicht 
besser wünschen lässt. Dies bewiese, dass der Apparat 
unter gleichen Umständen gleichmässig wirkt. 
Dass seine Wirkungsweise aber, absolut genommen, 
eine regelmässige sei, ist damit keineswegs erwiesen. 
Der Nachweis einer absoluten Regelmässigkeit für irgend 
einen Apparat hat seine Schwierigkeiten. Denn in den 
unregelmassigen Gestaltungsverhältnissen der Körner 
selbst, welche die der Schlämmanalyse zu unterwerfenden 
Gemische zusammensetzen, liegt ein wesentlicher Grund, 
