366 
Apparates (und ähnlicher) bezeichnet werden, dass der 
Experimentator an ein ganz bestimmtes, unabänderliches 
Verhältniss der Grenzen, zwischen denen die Körnerdurch- 
messer der Schlämmprodukte liegen, gebunden ist. 
Was den kürzlich von Dietrich (*) vorgeschlagenen 
Apparat betrifft, welcher aus 4 verschieden langen und 
weiten, sowie verschieden gegen den Horizont geneig- 
ten, cylindrischen Róhren besteht, so will ich hier nicht 
auf eme Erórterung seiner etwas complicirten, theoreti- 
schen Verhältnisse eingehen; ich will nur andeuten, 
warum seine Wirkungsweise dem eigentlichen Zweck der 
Schlammanalyse, ein Gemisch in ihrem hydraulischen 
Werth nach bestimmt begrenzte Kórnergruppen zu tren- 
nen, nicht ganz entsprechen kann. 
Stellt ABCD (Fig. 2, Tafel VI.) den senkrechten, durch 
die Achse gelegten Längsschnitt des Schlämmraumes ei- 
nes solchen geneigten Cylinders, F die Einstrómungs- und 
E die Ausflussóffnung dar, so haben also sämmtliche 
Schlàmmkórner eine von der Richtung des Wasserstroms 
abweichende Bewegungsrichtung, die nach den Formeln 
(XVII) bis (XX) von v, d und dem Winkel « abhängig 
ist. Ist diese Bewegungsrichtung der Diagonale AC oder 
einer von A ausgehenden, aber innerhalb des Winkels 
CAB liegenden Linie, z. B. AS, parallel, so müssen 
ohne Ausnahme alle diejenigen Kórner zurückbleiben, 
deren Durchmesser gleich oder grósser als der diesen 
Bewegungsrichtungen entsprechende ist; denn alle diese 
Kórner müssen auf ihrem Wege an die Seite BC anstos- 
sen und dadureh an ihrer Weiterbewegung gehindert 
werden. 
Alle diejenigen Kórner aber, deren Durchmesser klei- 
(1) Fres. Zeitschr. f. analyt. Ch. У. 295. 4866. 
