368 
Zunàchst muss es, um die Beurtheilung des Schlámm- 
resultates nicht unnóthiger Weise zu compliciren, bei 
dem senkrecht nach oben gerichteten Wasserstrom sein - 
Bewenden haben. Sodann erscheint für den Apparat ein 
conischer Theil nöthig, um dem Körnergemisch Gele- 
genheit zu geben sich zunächt in seine Bestandtheile 
ihrem hydraulischen Werth nach zu trennen, und die 
verschiedenwerthigen Kórner an den verschiedenen Stel- 
len des conischen Raumes schwebend und der Schlämm- 
thätigkeit des strómenden Wassers fordauernd ausgesetzt 
zu erhalten. Dabei soll der Spitzenwinkel des betreffen- 
den Conus ein möglichst kleiner (etwa 5—6°) sein, um 
die Verlangsamung des Wasserstroms sehr allmälig ein- 
treten zu lassen und dadurch localen Strómungen móg- 
lichst vorzubeugen. Weiterhin erscheint es von Wich- 
tigkeit, dass derjenige Raum des Schlämmgefässes, von 
dessen Dimensionen zunächst das Resultat abhängig ist, 
und welcher daher vorzugsweise als «Schlámmraum» zu 
bezeichnen ist, auf einer gewissen Lange rein cylindrisch 
sei, damit die Geschwindigkeit des Wasserstroms, von 
welcher Alles abhàngt, eine Zeit lang constant bleibe und 
wirke. Der Schlàmmraum darf eine gewisse Weite nicht 
überschreiten, weil, namentlich bei geringen Stromge- 
schwindigkeiten, desto leichter locale Strómungen ent- 
stehen, je grösser der Durchmesser des Querschnitts ist. 
Es ist demnächst für eine auf wissenschaftliche Genau- 
igkeit Anspruch machende Bestimmung dessen, was man 
eigentlich ausführt, unerlässlich, dass der Apparat mit 
einer Einrichtung versehen sei, welche eine genaue Mes- 
sung der in dem Schlämmraum zur Wirkung kommen- 
den Geschwindigkeit ermöglicht. Auch soll der Appa- 
rat, damit der Freiheit des Experimentirens in keiner _ 
Weise Zwang angethan wird, es erlauben innerhalb ge- 
