369 
wisser Grenzen jede beliebige Stromgeschwindigkeit mit 
Bequemlichkeit und Genauigkeit herbeizuführen. Endlich 
soll überhaupt seine praktische Handhabung leicht sein. 
Die vollkommene Erfüllung dieser in erster Linie ste- 
henden Bedingungen war aber nur möglich unter Auf- 
gabe der den Nöbel’schen Apparat auszeichnenden, je- 
doch erst in zweiter Linie stehenden Vorzüge, dass man 
mehrere Schlämmprodukte gleichzeitig neben einander 
erhält und im Allgemeinen die eigentliche Schlämmope- 
ration in kürzerer Zeit ausführt. 
Der conisch- cylindrische Schlämmtrichter, welchen ich 
für die Schlämmanalyse in Vorschlag bringe, ist aus Glas 
und in Fig. 3, Tafel VI in '/ natürlicher Grösse nach 
einem durch die Achse gelegten Längsschnitt dargestellt. 
ABCDEFG bildet ein Stück. Der cylindrische Theil BC — 
der Schlämmraum — ist 10 Centimeter lang und hat einen 
inneren Durchmesser von möglichst genau 5 Centimeter. 
Er soll auf dieser Länge rein cylindrisch sein. 
An ihn schliesst sich der 50 Centimeter lange conische 
Theil CD an. Es kommt viel darauf an, dass der Durch- 
messer an seinem unteren Ende bei D im Lichten in 
keinem Fall grösser als 5 Millimeter, aber auch nicht 
kleiner als 4 Millimeter sei. Gleiche Grösse soll der in- 
nere Durchmesser in der rein halbkreisförmigen Biegung 
bei DEF haben. 
Die nach oben gebogene Zuflussröhre FG, die etwa 
bis dahin reicht, wo der cylindrische Theil des Trich- 
ters beginnt, kann einen grösseren Durchmesser haben, 
dies ist jedoch nicht nöthig; kleiner als 5 bis 4'/, Mil- 
limeter im Lichten darf er aber nicht sein. 
Von В an bis zum Halse H verengt sich der Trichter 
allmählig. Es ist gut, wenn der etwa 2 Centimeter lange 
1982701567. j 94, 
