370 
Hals eylindrisch ist; sein Durchmesser soll 1'/, bis 9 
Centimeter sein. ln ihm steckt vermittelst eines Kaut- 
schuckpfropfens die an ihrem unteren Ende Z -förmig ge- 
bogene Róhre HJKL. 
Die Wandstärke des Trichters mag dieselbe sein, wie 
bei den Trichtern des Nóbel'schen Apparates. 
Fig. 4 stellt einen Längsschnitt der Combination von 
Abflussröhre und Piezometer (Druckmesser) in natürli- 
cher Grösse dar. Sie bildet ein Stück und ist angefer- 
tigt aus einer Barometerróhre, deren äusserer Durch- 
messer 7 bis 10 Millimeter, deren innerer aber móglichst 
genau 3 Millimeter sein soll. 
Die Abfiussrohre HJK ist bei J unter einem Winkel 
von 40 bis 45" gebogen; grósser darf der Winkel nicht 
sein. Das Knie bei J muss móglichst scharf, d. i. der 
Bogen móglichst kurz sein, ohne dass dadurch das Inne- 
re der Röhre verengt würde. 
Das Knie bei K muss wo möglich noch schärfer sein, 
so dass die Achse des Piézometers KL annähernd in das 
Centrum der Ausstrómungsóffnung bei К fällt. 
Form und namentlich Grösse der Ausstrômungsôff- 
nung K sind sehr wichtig. Sie soll möglichst kreisförmig 
sein, abgeschmolzene Ränder und einen Durchmesser 
von möglichst genau 1'/, Millimeter haben. Grösser als 
1°/, und kleiner als 1‘, Millimeter darf letzterer nicht 
sein. Die Oeffnung muss in jedem Fall bei der vorliegen- 
den Stellung der Röhre am tiefsten Punkte der Biegung 
bei K, überhaupt so angebracht sein, dass der ausflies- 
sende Wasserstrahl ein wenig schräg nach unten gerich- 
tet ist (etwa wie es der Pfeil andeutet). 
Das Prezometer LK ist parallel dem Schenkel HJ der 
Abflussröhre. Die Theilung auf ihm (in Centimetern), 
