371 
die in der Zeichnung auf dem Längsschnitt projicirt er- 
scheint, hat ihren Nullpunkt in dem Centrum der Aus- 
strómungsóffnung bei K; sie beginnt bei dem 1-sten Cen- 
timetertheilstrich. Sie ist 
Von 1 bis 5  Centimtr. in Millimetern 
« 5 « 10 « « Ve Centimtr 5 
« 10 « 50 « « WA « 
« 50 « 100 « CA « 
Die Länge des Piézometers wird daher etwas mehr, 
wie ein Meter betragen. 
Wer einige Uebung am Glasbläsertisch hat, kann sich 
eine solche Róhre selbst anfertigen und die Theilung von 
einem genauen Maassstab mit dem Diamanten (oder sonst 
wie) auftragen. 
Die angegebenen Dimensionen des Trichters und der 
Combination von Abflussröhre und Piézometer haben 
sich durch längeres und sorgfältiges Ausprobiren als die 
passendsten ergeben für die gewöhnliche Schlämmanalyse 
des Bodens. Mit ihnen verfügt man über Geschwindig- 
keiten im Schlämmraum von etwa 0,2 Millimeter an 
bis 4 Millimeter. Selbstverständlich kann man sie nach 
Bedürfniss abändern, und die Abänderung kann einmal den 
Durchmesser im Schlämmraum (der jedoch nicht grösser 
als 5°" gewählt werden darf)oder die Grösse der Ausströ- 
mungsóffnung unter dem Piézometer betreffen. Zu meinen 
Versuchen habe ich mich beispielsweise dreier Schlämm- 
trichter mit beziehungsweise 3'/, ^", 3°,, "und 4*/,^" Durch- 
messer (^) im Schlämmraum bedient. Ausserdem brauch- 
(^) In demselben Verhältnisse, in wechem der Durchmesser im Schlämm- 
raum kleiner genommen wird, kaun der conische Theil des Trich- 
ters kürzer gewählt werden, da es nur darauf ankommt, dass der 
Spitzenwickel des Corus nicht grösser wird. 
24" 
