372 
te ich 4 Piézomelerróhren mit verschieden grossen 
Ausströmungsöffnungen ('), und verfügte so über alle 
genau messbaren Geschwindigkeiten, welche zwischen 
0,02 und 30 Millimetern liegen. E 
Im Uebrigen sind aber alle. Dimensionen und Formen 
genau so einzuhalten, wie es angegeben. In gewissen 
Fällen kann eine ‘geringe Abweichung von ihnen den 
Apparat geradezu unbrauchbar machen. 
In landwirthschaftlichen Laboratorien und überall da, 
wo die Schlammanalyse zu den öfter sich wiederholen- 
den Arbeiten gehört, ist es gut ihr einen besonderen 
Platz anzuweisen und daselbst eine geeignete Einrich- 
tung anzubringen. 
Die Einrichtung z. B., deren ich mich bedient habe, 
besteht, wie die skizzirte Vorderansicht Fig. 5 und die 
Seitenansicht Fig. 6. in '/,, natürlicher Grösse andeutet, 
zunächst aus einem niedrigen Eaperimentirtisch von A 
Meter Länge, 0,5 Meter Breite und 0,6 Meter oder etwas 
mehr Höhe. Auf seiner hinteren Hälfte steht das für das 
Nachflussgefäss A. bestimmte Gestell, welches eine Höhe 
von 1,25 bis 1,4 Meter und eine Länge (wie der Tisch) 
von 4 Meter hat; das obere Tragbrett ist '/, Meter breit, 
Auf letzterem steht das Nachflussgefäss AA, aus welchem 
das Wasser durch die senkrecht nach unten gerichtete, 
in einem Hahn H endigende Röhre BB fliesst; dieselbe 
ist durch einen Kautschuckschlauch mit dem Schlämm- 
trichter С verbunden, welcher durch eine solide, an ei- 
nem im Tisch befestigten, eisernen Stativ verschiebbare 
() Wenn die Ausstrómungsóffnung grösser als 2!/, bis 3 Millimeter 
im Durchmesser wird, kann man nicht gut eine Barometerröhre zum 
Piézometer mehr nehmen. Eine Glasröhre von 5 bis 7 Millimeter 
innerem Durchmesser ist dann am passendsten. 
