373 
Klemme (') gehalten wird und durch einen in der Tisch- 
platte angebrachten Ausschnitt K durchgeht. Die Piezo- 
meterróhre abc d wird durch eine an dem oberen Ge- 
stell angebrachte Vorrichtung in einer senkrechten Stel- 
lung gehalten. Diese Haltevorrichtung besteht bei mir 
aus einem Ring (G) von starkem Messing- oder Eisen- 
draht, welcher in geeigneter Weise am Gestell oben 
befestigt ist. Man kann in ihm einen Kork befestigen mit 
einem Loch, durch welches die Piézometerróhre, ohne 
sich zu klemmen, durchgeht. An der letzteren befestige 
ich oben zwischen G und d einen Kork e, dessen Durch- 
messer grósser ist, als der des Loches bei G, durch 
welches die Róhre durchgeht. Hat man das Piézometer 
aus dem Trichter € herauszunehmen, so kann man es 
vermittelst dieses Korkes an dem Ring G hàngen lassen 
und ist nicht gezwungen die ganze Röhre jedesmal zu 
entfernen. 
Das Nachflussgefäss habe ich, damit während der ver- 
schiedenen Stadien des Schlämmprocesses die Druckver- 
hältnisse möglichst gleich bleiben, von grosser Grundflä- 
che aber von geringer Höhe gewählt (^). Es ist ein 4- 
eckiger Kasten aus lackirtem Weissblech, 1 Meter lang, 
(!) Dieselbe ist in der Zeichnung, um die Uebersichtlichkeit nicht zu 
beeinträchtigen, nicht mit angegeben. 
(7) Besser aber kostspieliger ist ein Blechgefäss nach Art der Mariot- 
te'schen Flasche. Dasselbe mag einen 5°” langen, 297,5 breiten 
und 2427 hohen, allseitig geschlossenen Kasten darstellen, welcher 
oben eine lufldicht verschliessbare, zum  Nachfüllen bestimmte 
Oeffnung, in der vorderen Seitenwand aber ganz unten einen Tu- 
bus hat. In letzterem steckt vermittelst eines Korkes eine senkrecht 
nach oben gebogene Glasróhre, durch welche beim Ausfliessen des 
Wassers die Luft in den geschlossenen Raum eintritt, und ^ welche 
beim Nachfüllen zugleich als Wasserstandszeiger dient. Im Uebri- 
gen ist die Einrichtung, wie oben beschrieben. 
