374 
2'/ Decimeter breit, aber nur 4 Decimeter hoch. Auf 
diese Weise fasst es 25 Liter Wasser. Es ist zum Schutz 
gegen Staub mit einem Deckel m / no versehen, der sich 
an dem einen Ende aufklappen lässt. Die Klappe hat 
2'/ Decimeter im Geviert. Die Róhre BB, welche ent- 
weder fest angelóthet, oder, was sich für den Trans- 
port empfiehlt, anzuschrauben ist, befindet sich in der 
Mitte vorn am Reservoir, geht durch einen entsprechen- 
den Ausschnitt des Tragbretts und hat etwa 3 Centime- 
ter im Durchmesser. Der Hahn H soll keine zu kleine 
Oeffnung haben, gut eingeschliffen sein, leicht gehen und 
mit einem làngeren Griff versehen sein, damit sich der 
Wasserzufluss mit Bequemlichkeit reguliren lässt. Man 
kann das eiserne Stativ für die Klemme so auf dem 
Tisch anbringen, dass sich das untere Ende der Röhre 
BB daran befestigen lässt, und giebt letzterer dadurch 
einen festen Halt. 
Wo man sehr viel Schlämmanalysen auszuführen hat, 
kann man den Tisch, das Gestell und Nachflussgefäss um 
das Doppelte oder Dreifache verlängern, an dem so ver- 
grösserten Nachflussgefäss mehrere mit Hähnen verse- 
hene Abflussróhren (BB) anbringen und dureh Aufstel- 
lung einer entsprechenden Anzahl Schlämmapparate meh- 
rere Schlämmanalysen gleichzeitig neben einander aus- 
führen. | 
Zu dieser Schlämmeinrichtung gehört endlich noch 
ein Sieb (ABCD in Fig. 7 — ein durch die Achse ge- 
legter Längsschnitt in ‘|, natürl. Grösse). Ueber den 
Cylinder ABGH aus Zinkblech (Höhe sowie Durchmesser— 
5 Centimeter) ist bei GH als Siebboden ein Messingdraht- 
netz von einer der feinsten, im Handel vorkommenden 
Sorten gelegt, welches durch den überzuschiebenden 
