375 
1*/, Centimeter breiten Ring GDEF in Spannung erhal- 
ten wird. Die Maschenóffnungen des Drahtnetzes sollen 
Quadrate darstellen, deren Seite möglichst genau 0,2 Mil- 
limeter gross sei. Damit in den Zwischenraum zwischen 
dem Cylinder ABGH und dem Ring CDEF mit dem Was- 
‘ser (*) keine Körner eindringen und sich festsetzen, ist 
es gut, den Ring bei EF sowohl (aussen) wie bei HG 
(innen) ringsherum festzulöthen. 
Beim Nichtgebrauch bewahrt man den Schlammtrich- 
ter sowie namentlich die Piézometerróhre in einem be- 
sonders dazu angefertigten Etui auf, welches ausserdem 
noch das Sieb aufnehmen kann. 
V. Verfahren bei Anwendung des conisch- 
cylindrischen Schlammtrichters. 
Jeder Apparat der eben beschriebenen Art erfordert 
eine Vorprüfung, ehe er in Anwendung gebracht wird. 
Dieselbe hat zum Zweck, die genaue Relation festzustel- 
len, welehe zwischen Druckhóhe im Piézometer und Ge- 
schwindigkeit im Schlàmmraum effektiv besteht. Bei 
einer bestimmten Druckhóhe im Piézometer ist die Ge- 
schwindigkeit des durch den Schlämmraum strömenden 
Wassers abhängig: 1) von dem Durchmesser im Schlämm- 
raum und 2) von der Grösse der Ausströmungsöffnung 
unter dem Piézometer (bei K, Fig 4). Da es nicht wohl 
in der Hand des Anfertigers liegt, diesen Theilen des 
Apparates, namentlich der wichtigen Ausströmungsöfl- 
nung eine im Voraus ganz genau bestimmbare Grösse 
zu geben, so muss dieselbe für jeden Schlammraum und 
(1) Es wird unter resp. mit Hülfe von Wasser gesiebt, wie — siehe 
weiterhin. 
