379 
Secunden nach dem Einstellen des Hahns eine absolut 
unveränderliche (') Stellung ein — vorausgesetzt, dass das 
Niveau im Nachflussgefäss sich nicht ändert. Wird das 
letziere durch Abfluss einer grösseren Menge Wasser 
niedriger, so hat man es durch Reguliren des Hahns voll- 
kommen in seiner Hand den Druck im Piézometer con- 
stant zu erhalten. Nun stellt man unter die Ausströmungs- 
öffnung ein Messgefäss, je nach dem schnelleren oder 
langsameren Ausfliessen ein grösseres oder kleineres, 
und beobachtet auf einer mit einem Secundenzeiger ver- 
sehenen Uhr die Zeit, welche die Füllung desselben be- 
ansprucht. Gesetzt es seine a CC in t Secunden ausge- 
flossen, so ist die Quantität Q, welche in einer Secun- 
de ausfliesst, 
a 
Man könnte sich damit begnügen zur Prüfung eines 
Piézometers 2 solche Bestimmungen auszuführen, eine 
bei einer niedrigen Druckhóhe (von 2 bis 3°”) und ei- 
ne bei möglichst grosser (etwa 100°”). Damit würde 
man alle erforderlichen Daten haben. | 
Ist z. B. bei einer Hóhe — h, eine Quantitàt Wasser 
— Q,, bei h, dagegen Q, in 1 Sec. ausgeflossen, so 
verhält sich nach dem theoretischen Ausflussgesetz 
T S On S 
Nun ist aber von der beobachteten Druckhóhe (h) der 
(à Nur bei den allerniedrigsten Druckhóhen, bei welchen das Heraus- 
treten des Wassers aus der Ausströmungsöffnung in langsam sich 
folgenden Tropfen geschieht, tritt bei der jedesmaligen Tropfenbil- 
dung ein Senken und nach dem Abfallen des Tropfens wiederum 
ein Heben des Niveaus im Piézometer ein. Man notirt sich in die- 
sem Fall die Grenzen, in denen dies Oscilliren stattfindet (siehe 
Tab. H), für die Berechnungen aber ist die obere (Grenze (der 
hóchste Stand) maassgebend. 
