J83 
‚waren. Gleichwohl geben diese Zahlen den Beweis, dass 
die Regelmässigkeit der Wirkungsweise meines Appara- 
tes in dieser Beziehung allen Anforderungen des Zweckes 
der Schlämmanalyse entspricht. 
Die beiden letzten Columnen der Tabelle H enthal- 
ten einige Beobachtungen über den Tropfenfall, welcher 
statthat bei der Erzeugung der niedrigsten Geschwindig- 
keiten im Schlämmraum. Diese Beobachtungen wurden 
unternommen, um zu sehen, in wie weit das Abzählen 
von Tropfen in einer gewissen Zeit als Mittel zur Bestim- 
mung der Ausflussquantität etc. dienen konnte. Abge- 
sehen davon, dass bei langsamem Tropfenfall das Was- 
serniveau, wie bereits erwähnt, regelmässig auf- und ab- 
steigt, so sind die Unterschiede in den Niveauhöhen bei 
den allerniedrigsten Ausflussgeschwindigkeiten so aus- 
serordentlich gering, dass die Beobachtung der Druck- 
höhe im Piézometer nicht ausreicht, um die Geschwin- 
digkeiten im Schlammraum ganz genau zu bestimmen. 
Es ergab sich nun, dass dies Abzählen für den erwähn- 
ten Zweck wohl zulässig ist, wenn 1) das ausfliessende 
Wasser rein ist, namentlich keine Salze aufgelöst ent- 
hält, 2) das Glas um die Ausflussmündung herum rein 
ist und vollständig vom Wasser benetzt wird. Im Uebri- 
gen scheint die Anwesenheit fester Schlämmtheile im 
abtropfenden Wasser nur einen unerheblichen Einfluss 
auf die Grösse der sich bildenden Tropfen zu haben. 
Die Tropfen sind desto grösser, wie man sieht, je lang- 
samer ihre Bildung erfolgt — eine Thatsache, welche be- 
reits 1845 von G. Hagen (^) beobachtet und vor Kur- 
zem von Frederick Guthrie (^) bestätigt ist. Die Grös- 
(!) Abhdl. der Berl. Akad. 1845. S. 4 
n 
2. 
() Proceed. of the Roy. Soc. XIII. 444. und XIV. 22., auch Pogg. 
Ann. CXXXT. 128. 
