384 
se der Tropfen ist, wie ebenfalls die genannten For- 
scher fanden, ausserdem abhängig von dem Krümmungs- 
radius der Fläche, an welcher die Bildung stattfindet, 
weshalb für jedes Piézometer besondere Bestimmungen 
nöthig sein würden. Das Volumen der Tropfen (ca. 0,1 
CC) ist im vorliegenden Fall deshalb so. gering, weil 
der Krümmungsradius der Glasoberfläche in der Biegung, 
in welcher am Piézometer № 1 die Ausflussöffnung liegt, 
in der That etwa nur 2 bis 3””” beträgt (das Volumen 
eines von horizontaler Ebene abfallenden Wassertropfens 
beträgt nach Guthrie 0,2655 CC). Diese Bemerkun- 
gen mögen als beiläufige angesehen werden. Die Noth- 
wendigkeit, für die Bestimmung der Geschwindigkeiten 
im Sehlàmmraum zur Tropfenzählung Zuflucht zu nehmen, 
kann nur eintreten bei so niedrigen Geschwindigkeiten 
(unter 0”, |), wie sie bei der gewöhnlichen Schlämm- 
analyse kaum vorkommen. — 
Die Ausführung der Vorprüfungen so wie die Anfer- 
tigung der Tabelle für einen einzelnen Apparat bean- 
spruchen kaum einem Tag Arbeit. Ist diese erledigt, so 
steht der Apparat für Jede beliebige Anzahl von Analy- 
sen zu unmittelbarer Verfügung. — 
Die Ausführung der Schlämmanalyse selbst geschieht in 
folgender Weise. Ich habe bei dieser Beschreibung be- 
sonders den Ackerboden im Auge. Er beansprucht von 
allen Substanzen,die geschlämmt zu werden pflegen, die 
grösste Anzahl von Rücksichten. 
Der Boden, wie er ist, kann nicht unmittelbar zur 
Schlämmanalyse genommen werden. Zunächst dürfte es 
gut sein die zum Schlammen zu verwendende Probe — 
30 Grm. der sog. Feinerde, d. i. des durch ein Sieb 
mit Löchern von 3"" Durchmesser Durchgegangen — 
