152 



(à cet eiFet on place sur la platine une plaque de cuivre, 

 qui se chauffe au moyen d'une lampe à pied). 



Un appareil de polarisation, consistant en deux Niçois, 

 dont l'un au-dessus de l'objet et l'autre immédiatement 

 au-dessous de l'objectif, permet d'observer les cristaux à la 

 lumière polarisée parallèle; quant à la polarisation axiale, il 

 y a encore de sérieuses difficultés pour la construction de 

 l'éclaireur. Pour mesurer les angles plans, on peut em- 

 ployer le goniomètre qui est adapté près de l'oculaire 

 ou bien, ce que je trouve plus exact et plus commode 

 dans la pratique, projeter l'image au moyen d'une cham- 

 bre claire et mesurer l'angle avec un rapporteur. Il n'y a 

 à cet instrument que deux inconvénients qui ne sont pas 

 importants d'ailleurs. J^e premier, c'est qu'on ne peut 

 guères dépasser un grossissement de 300 diamètres et 

 cela pour deux raisons: d'abord le champ devient trop 

 obscur, une grande quantité de lumière se perdant par la 

 réfraction à travers le prisme; ensuite la distance focale de 

 l'objectif devient trop petite, relativement à l'épaisseur de 

 la plaque de verre qu'on emploie généralement pour porte- 

 objet. Le second c'est qu'il est impossible, comme on 

 le voit d'après le dessin, d'observer des objets opaques. 

 Mais ces inconvénients sont secondaires, car dans les 

 recherches spéciales, auxquelles l'instrument est destiné, 

 on n'a que rarement besoin d'un grossissement supérieur 

 à 100 ou 150 diam. et on n'a jamais besoin d'observer 

 par réflexion. Il va sans dire que pour être bien outillé, 

 il faut avoir aussi un microscope ordinaire, mais il n'en 

 est par moins vrai que dans un grand nombre de cas le 

 microscope dont il est question rend de grands services. 



Avant de passer à l'exposition des résultats que j'ai 

 obtenus, il est indispensable de faire un aperçu historique 



