-4 7 - 



est d'une importance primordiale, comment établir 

 cette mensuration? Plusieurs méthodes cherchent à 

 obtenir ce résultat ; aucune n'est exempte d'inconvé - 

 nients; mais de toutes la plus défectueuse est celle 

 employée par plusieurs expérimentateurs antérieurs, 

 qui ont estimé la valeur de leurs séances de rœntgé- 

 nisation d'après la durée de l'exposition aux radia- 

 tions. La quantité du rayonnement émis par une 

 ampoule n'est en effet pas seulement proportionnelle 

 à la longueur de la séance ; suivant la dureté du tube, 

 l'intensité du courant, la distance, la fîltration, etc., 

 une même dose pourra être fournie en cinq minutes 

 ou bien en deux heures. La méthode que nous avons 

 utilisée repose sur le principe de « l'effet Villard », 

 c'est-à-dire le changement de coloration d'une pastille 

 de platino-cyanure de baryum, composé chimique qui 

 parcourt une série de teintes en rapport avec la quan- 

 tité de rayons X qui l'ont traversé. La valeur du 

 virage était mesurée au moyen de l'échelle colorimé- 

 trique de Bordier, puis traduite en unités H. 



Encore faut-il que l'appréciation de la teinte obte- 

 nue soit effectuée dans des conditions d'éclairage bien 

 déterminées. En effet, pendant que nous poursuivions 

 nos expériences, MM. Nogier et Regaud établissaient 

 que, à un examen pratiqué soit au grand jour, soit à 

 la lumière artificielle, la teinte dune pastille impres- 

 sionnée varie dans des proportions considérables : 

 une teinte égale à II à la lumière solaire est appréciée 

 III ou même IV à la lumière artificielle. Aussi, avons- 

 nous, dès l'établissement de ces faits, apprécié la 

 valeur de nos iradiations à la lumière du jour bleu, et 



