28 Torbjørn Gaarder 
stripe med en skarp, sort strek. Ved titrering har jeg fundet et 
hvitt haandklæ at være det bedste underlag for titrerkolben. — 
Med dette arrangement kan titreringer utføres uten nogensom- 
helst vanskelighet, selv i ruskeveir og under seilads. Ligger sku- 
ten over, stiller man bare biretten slik at den fremdeles staar ver- 
Fig. 3. , Armauer Hansen“s laboratorium. Paa bordet i forgrunden staar dr. 
Krogh's apparat til bestemmelse av kulsyrespendingen; i bakgrunden apparater 
til analyse av saltgehalt og surstofmængde. (Efter Biologisk Station, aarsbe- 
retning for 1913). 
tikalt. Hiver derimot skuten sig, bør arbeidet utsættes til roligere 
veirforhold. 
Thiosulfatopløsningens styrke kan bestemmes paa forskjellige 
maater (kfr. de kemiske haandbøker). Ombord har jeg fundet den 
bedst og hurtigst, hvor der anvendes en standardopløsning av kalium- 
bijodat. (Than, Zeitsehr. f. anal. Ch: XVI (1877), sø 
Principet er her, at naar man til en saltsur opløsning av jod- 
kalium sætter kaliumbijodat, finder følgende reaktion sted: 
KJO;HJO; + 10 KJ + 11 HCl = 11 KOF GE OE 
