270 MARIA CONCETTA LA ROSA 



l'asse della colonna si trovava sul prolungamento del filo di sospensione, co- 

 sicché, manovrando la cremagliera, era possibile sostenere leggermente il pen- 

 dolo, e quindi dargli quella torsione iniziale che ci piaceva, senza andare in- 

 contro ad apprezzabili perturbazioni. 



Due arresti, opportunamente disposti al disotto della piccola piattaforma 

 di sostegno, servivano a mantenere costante l'angolo scelto. 



11 gambo del pendolo portava attaccato uno specchietto, sul quale veniva 

 a riflettersi un fascio di luce uscente da una fenditura sottile fortemente illu- 

 illuminata; fascio che penetrava iti un cannocchiale allorché lo specchio pas- 

 sava per la posizione di riposo del pendolo, formando una sottile immagine 

 sullo incrocio dei fili del reticolo. 



La misura del periodo di oscillazione fu fatta con un pendolo regolatore, 

 ed un ottimo cronografo a punte di Mioni (1). 



Il funzionamento di questo insieme era eccellente. 



Oggetto di molte scrupolose cure fu il dispositivo destinato a creare at- 

 torno al filo di sospensione quella temperatura costante che si desiderava, ed 

 a farne la misura; e ciò perchè esso^doveva rispondere alla doppia condi- 

 zione di dare una temperatura costante per tutto il tempo, abbastanza lungo, 

 una mezz'ora almeno, occorrente per la determinazione esatta del periodo, 

 e di dare una temperatura uniforme lungo il filo, o meglio in tutto 1" am- 

 biente in cui esso si trovava insieme allo apparecchio destinato alla misura 

 della temperatura stessa. 



Infatti, solo a patto che questa condizione di cose fosse stata ben realiz- 

 zata, misure di questo genere potevano avere valore. 



Fu preparata, perciò, una stufa elettrica, costituita da un tubo di ottone 

 lungo cm. 88,5, il cui diametro era di mm. 23; questo tubo venne ricoperto 

 allo esterno di un leggero strato di cartone di amianto, sul quale vennero 

 posti due avvolgimenti di filo di argentana, tali che ogni spira di uno ve- 



li II tutto prestato con gentile solidarietà, a questo Istituto Fisico, dal Prof. C. Mineo 

 direttore del Gabinetto di Geodesia di questa R. Università, al quale porgo qui, per la parte 

 che mi riguarda, i migliori ringraziamenti. 



