16 A. URSPRUNG: - 
die Bunsensche, in verschieden konzentrierten Lösungen desselben 
Stoffes der Konzentration proportional. Ferner wirkt Schichtdicke i  - 
mit doppelter Konzentration gleich wie Schichtdicke 2 mit ein- 
facher Konzentration, wenn das Lösungsmittel als nicht absorbierend | 
betrachtet werden kann. 
Endlich sei noch bemerkt, daß die Formel J; = Je-*4 nicht 
mehr gilt, wenn sich die Absorption nicht auf eine bestimmte 
Wellenlänge, sondern auf eine zusammengesetzte Strahlung bezieht. 
Es wird dann J, = XJe-k4 wo J u. k für die verschiedenen 4 
verschieden sind. Es ist dann die Absorption innerhalb der ersten 
Schicht relativ groß, weil hier alle Strahlen mit großem k zurück- 
gehalten werden. 
Bei planparallelen, homogenen Medien mit einheitlichem 
Brechungsexponenten berechnet man den Reflexionsverlust nach 
der FRESNELschen Formel. Beim Blatt ist das nicht möglich; 
doch kann man sich durch Vergleich einer geeigneten grünen und 
symmetrisch gelegenen weißen Stelle desselben (panachierten) . 
Blattes zu helfen suchen. Bei Lösungen wird in demselben Gefäß 
die Lösung mit dem Lösungsmittel verglichen. e 
Im Folgenden werde ich mich stets der KAYSERschen Ter = 
minologie bedienen. d 
Methode. | 
Zur Ermittlung der Absorption gibt es drei Wege: einen a 
qualitativen mit dem Spektroskop (Spektrographen) und zwei quan- — 
titative mit dem Spektralbolometer (Thermosäule) ‚und dem Spek- 
tralphotometer. Jede dieser Methoden hat ihre Vor- und Nach 
teile. Die qualitative kann die große Empfindlichkeit des Auges 
(der photographischen Platte) ausnützen und mit einem reineren | 
Spektrum arbeiten; sie vermag daher leicht auch solche Bänder ES 
zu erkennen, die erst eine fortgeschrittene Technik als lokale Stellen 
stärkerer Absorption sicher zu stellen vermochte. Messen läßt sich — 
die Absorption natürlich nur mit einem quantitativen Verfahren. 
Das photometrische ist das leichtere; leider bleibt es auf das sicht- . E 
bare Spektrum beschränkt, während für uns auch Ultrarot und  — 
Ultraviolett Interesse bieten, Die thermoelektrische Methode (Bolo- | | 
meter, Thermosáule) ist auf das Gesamtspektrum anwendbar, also — 
-am universellsten und zugleich auch am objektivsten. Der Güte a 
des Prinzips stehen aber verschiedene technische Schwierigkeiten 
gegenüber, vor allem die Ausschaltung störender Nebenstrahlen 
und die Notwendigkeit bei schwacher Strahlung mit relativ weitem S 7 
Kollimatorspalt und nicht zu schmaler Thermosäule zu arbeiten. 
A EV 
A AMBAE ERBE 
