128 A. URSPRUNG: 
lich etwas größer sein muß als die kreisförmige Öffnung, wird 
. zwischen den Rähmchen festgeklemmt, so daß keine Verlagerung, 
aber auch keine Verletzung erfolgen kann. Der Stiel taucht in 
ein kleines flaches Wasserfläschehen aq mit enger Mündung, die 
den Stiel gerade passieren läßt, eine nennenswerte Verdunstung 
aber ausschließt. Das Fläschehen wird durch einen kleinen Holz- 
keil befestigt. Das Blatt ist so orientiert, daß die Oberseite gegen 
die — durch Pfeile angedeutete — Lichtquelle O gekehrt ist und 
die spaltöffnungsführende Unterseite möglichst weit von der hinteren 
Küvettenwand absteht. Die fertig montierte Küvette kann vor 
der Thermosäule Ts in einer schlittenartigen Vorrichtung leicht 
und sicher befestigt werden. Durch die Röhre r, sollen nachein- 
ander geleitet werden: gewöhnliche Luft, kohlensäurefreie Luft und 
8 pCt. Kohlensäure, wobei darauf zu achten ist, daß alle Gasströme 
möglichst gleiche Temperatur und Feuchtigkeit besitzen. Die Luft 
kommt aus dem Gasometer Gas und strömt je nach der Hahn- 
stellung entweder direkt nach Z oder nach Passieren eines 1,5 m 
langen Rohres mit 40 pCt. KOH, das sie in kleinen Blasen durch- 
perlt und dabei von CO, vollständig befreit wird, Z ist ein Blasen- 
zähler. Dann folgt ein CaCl,-rohr, weiter sind in die Leitung ein 
Thermometer T und ein Hygrometer H eingeschaltet. 8 pCt. CO; 
wird aus einem Glasgasometer links vom Blasenzähler in die Lei- 
tung eingeführt. Zur Absorption der Hauptmasse der Wärme- 
strahlen dient ein großes, mit reinem Wasser!) gefülltes Glasgefäß K 
(30 cm hoch, 33 cm breit, 22 cm tief) mit planparallelen Wänden. 
L ist eine Linse von 10 cm Durchmesser, die ein Bild der Licht- 
quelle auf das Blatt wirft. Der um ein Scharnier drehbare Doppel- 
schirm S kann vom Beobachter F durch eine Transmission dirigiert 
werden. W sind hohe Wünde aus Karton, die nur so viel Strahlen 
durchlassen als die Linse fassen kann und die Aufgabe haben, - 
die von der Lampe entwickelte Wärme von den Meßapparaten 
möglichst fern zu halten. — Der Beobachter kann, ohne sich er- 
heben zu müssen, den Lampenstrom kontrollieren (V) und regulieren 
(R) die Blasen zählen (Z), den Schirm S heben und senken, die 
Stoppuhr und mit Hilfe des Fernrohrs F die Skala Sk ablesen. 
Während des Durchleitens von CO,-freier Luft wird eine Schale 
sch mit KOH-lösung untergeschoben, während des Durchleitens 
von Luft oder 8 pCt. CO, eine Schale mit CaCl,lósung. Die Kon- 
zentrationen sind so gewählt, daß die KOH-lösung (66,86 g in 
1) Eine Alaunlösung, wie sie DETLEFSEN noch benützte, bietet, wie - 
wir heute wissen (KAYSER, Handbuch der Spektroskopie, III, p. 467) keinen 
Vorteil. 
