188 - A. URSPRUNG und A. GOCKEL: 
inneren Durchmesser und 30 cm Höhe; ihre Innenseite” war, um 
sie leitend zu machen, mit konzentrierter Chlorkalziumlósung be- 
strichen. Als Zerstreuungskórper diente ein auf das Elektrometer 
gesteckter Eisenstift von 25 cm Länge und 2,8 mm Durchmesser. 
Die Aufrechterhaltung einer guten Isolation in dem durch Tran- 
spiration feuchten Raum unter der Glocke erforderte besondere 
Sorgfalt. Es wurde deshalb der untere Teil des Zerstreuungs- 
körpers noch mit einem Schutzzylinder von 67 mm Höhe und 
15 mm Durchmesser umgeben; dieser Zylinder war von einem 
zweiten gleich hohen eingeschlossen und der Raum zwischen beiden 
mit gekörntem Chlorkalzium gefüllt. Dadurch sollte ein Eindringen 
feuchter Luft zum Bernsteinisolator des Elektrometers möglichst 
verhindert werden, ohne daß das starke Feld eine Störung der 
Messungen bewirkte. Dieser doppelte Schutzzylinder war. gleich 
der Glocke geerdet. Selbstverständlich wurde die Isolation nach 
jeder Versuchsserie geprüft und alle Messungen verworfen, wenn 
die Isolation sich vermindert erwies. Eine Verschlechterung der- 
selben konnte übrigens nur in der Weise wirken, daß sie einen 
in Wirklichkeit nicht vorhandenen Ionisationseffekt vortäuschte.‘ 
Unser Resultat, daß ein solcher fehlt, ist also, soweit es sich um 
die Messungen mit dem WULFschen Elektrometer handelt, auf 
jeden Fall frei von jeder Beeinflussung durch Isolationsfehler. 
Das Aufladen erfolgte mit Hilfe der am Elektrometer angebrachten 
Ladevorrichtung, eine Entfernung der Glocke war also nicht 
nötig. Wir arbeiteten. stets mit Ladungen beiden Vorzeichens, 
Die Empfindlichkeit betrug ungaräbr 1,3 Volt pro Skalenteil; die 
Kapazität 9,7 cm!). 
Auf den Hals des LUTZschen Elektrometers kam der schon 
oben erwähnte Messingteller, der ebenfalls geerdet war. Zwischen 
Messingteller und Glocke befand sich hier ein Paraffinring von 
3,2 cm Breite und 1,5 cm Höhe. Er diente zur Isolation der 
Glocke die im Innern zu ?/, des Umfanges mit Stanniol ausge- 
kleidet und mit dem einen Pol einer KLINGELFUSSschen Batterie 
von 80 Akkumulatoren verbunden war, während der andere Pol 
über einen Flüssigkeitswiderstand zur Erde ging. Die Verwendung 
dieses Elektrometers erfolgte in Saitenschaltung?). Zur Aufladung 
der beiden Schneiden diente je eine Batterie von 30 Bittersalz- 
elementen, deren anderer Pol jeweils geerdet war. Die Saite lief 
1) Die Kapazität des Systems setzt sich aus 3 Gliedern zusammen: 
Kap. des Elektrometers, plus Kap. we beiden Zylinderkondensatoren Glocke- 
, Stift und Schutzzylinder-Stift. 
2) Vgl. LUTZ, Physikal. Zeitschr. 1912, 13, p. 954. 
