Über Ionisierung der Luft durch Pflanzen. 189 
in den schon beim WULFschen Elektrometer benutzten Eisenstift 
aus, der mit Hilfe eines den Paraffinring durchsetzenden, dreh- 
baren Drahtbügels ohne Abheben der Glocke leicht geerdet werden 
konnte. Auch hier schützte der Doppelzylinder mit Chlorkalzium- 
fülung den Bernsteinisolator. Bei dieser Anordnung mußte nun 
ein Isolationsfehler einen etwa vorhandenen Ionisationseffekt ver- 
wischen, doch gelang es auch da einwandfreie Resultate zu er- 
zielen, 
Die Empfindlichkeit in dem benutzten Intervall betrug 0,2 Volt 
pro Skalenteil, die Kapazität 7,5 em. Da ein Fünftel Skalenteil 
= 0,04 Volt noch mit Sicherheit abzulesen war, so betrug die 
sekundliche Ladungsänderung, die noch bemerkt werden konnte 
EX e = 0,001 E, S. E. Wir beobachteten meistens 19 Minuten 
lang und háiten somit eine sekundliche Ladungsünderung von 
1,5 x 0,04 
1140 x 30) 
einer sekundlichen Ionenerzeugung von 
= 9 x 10-7 E. S. E. finden können. Es entspricht das 
9 x 107 
4,65 x 10-1? 
— 0,4 Ionen im cem, die uni 
met rund 2000 
.. 3000 
7,9? x 2 x: 30 
nicht hätten entgehen können. 
im ganzen Raum oder 
1. Beobachtung des Spannungsabfalles, Wir führten 
12 größere Versuchsreihen aus mit Zweigen von Picea excelsa, 
Pinus silvestris, mit Sprossen kräftiger Topfpflanzen von Fuchsia 
und Rosmarinus, sowie mit panachierten und grünen Blättern von 
Acer Negundo. Alle Versuchspflanzen wurden an der leitenden 
geerdeten Innenwand der Glocke befestigt; die krautigen tauchten 
mit der Schnittfläche in ein kleines mit Wasser gefülltes Reagens- 
glas, das oben mit Plastolin abgedichtet war. Die Belichtung er- 
folgte mit einer Osramlampe von 2500 Kerzen, deren Strahlen 
häufig durch eine Linse konzentriert und durch Zwischenschaltung 
einer 22 cm dicken Wasserschicht in parallelwandiger Glasküvette 
von der Hauptmasse des Ultrarot befreit wurden. Eine Beein- 
flussung durch Ultraviolett war unter diesen Umständen ausge- 
schlossen. Daß die Pflanzen unter der Glocke bei der beschriebenen 
Anordnung assimilierten, hatten Vorversuche sichergestellt. Zur 
Ausschaltung der Assimilation wurde die Glocke mit einem Zy- 
lindér aus schwarzem Karton überdeckt unter Konstanthaltung 
aller übrigen Bedingungen. Zum Schutz des Bernsteinisolators 
bedienten wir uns anfänglich nur der am Instrument angebrachten 
Natrium-Trockenvorrichtung, später wurde noch der Doppelzylinder 
