1910] Das Klima von Bergen. 9 
augenscheinlich auf die gewissenhafteste Weise gemacht. Nach der 
Zahl der Messungen hatte das Jahr 1863 261 Niederschlagstage 
mit einer Niedersehlagshöhe von 0.05 Linie (0.16 mm.) und dariiber, 
eine Anzahl, die spåter nicht erreicht ist. 
Darnach wurden indess die Beobachtungen von Bedienten des 
Hospitales ausgefiihrt, besonders dem sogenannten Kopsætter (la- 
borantkerl), und es zeigt sich nun, dass die Zahl der Messungen 
im Jahre stets abnehmend sind. Es wurde mehr und mehr gewöhn- 
lieh, nur, wenn grössere Niederschlagstålle stattzefunden hatten, zu 
messen. Es war dabher zu erwarten, dass die Niederschlagshöhen 
zu klein werden wirden, da die Erfahrungen von anderen Orten 
erweisen, dass man stets etwas verliert, wenn die Messung nicht 
gewissenhaft an jedem Niederschlagstaz gemacht wird, selbst wenn 
der Regenmesser gegen Verdunstung gut gesehiitzt ist. 
Wie friher erwåhnt, war der Regenmesser mit einem Hahne 
zum Abzapfen des Wassers versehen. Laut. G. J. Symons!) wird 
ein soleher Hahn nach 4—35 jåhrigem Gebrauch mehr oder minder 
leck, und bei wenig genauen Beobachtern wird zwar ein derartiger 
Leck in långerer Zeit der Aufmerksamkeit entgehen können. Ausser- 
dem kann der Hahn auch durch die Nachlåssigkeit des Beobachters 
offen stehen bleiben.. Es ist in den Beobachtungen des Lungegaards- 
hospitales jedenfalls einmal die Bemerkung gefunden, dass nichts 
gemessen sei, weil der Hahn offen stånde. 
Die kleinste Jahreshöhe ergiebt 1870. Auch die wenigen an- 
dern Niederschlagsstationen, die damals im westlichen Norwegen in 
Thåtigkeit waren, geben eine kleine Niederschlagshöhe in diesem 
Jahre an. Sie ist doch bei diesen Stationen in 1876 noch kleiner, 
das zwar als das trockenste Jahr dieses Landesteiles angesehen 
werden muss. Durch Vergleich von den monatlichen Niederschlags- 
höhen mit denjenigen Florös, die im allgemeinen mit den Nieder- 
sehlazshöhen Bergens einigermassen parallel gehen, zeigt es sich, 
dass es die ersten 5 Monate des 1870 sind, die zu kleine Nieder- 
sehlåge haben. Es ist anzunehmen, dass ein Leck im Hahn des 
Resenmessers die Ursache hierfir ist. 
Falls man alle Jahressummen vor 1880 mit 11./; pCt. wegen 
des ungiinstigeren Platzes des Regenmessers erhöht und die meisten 
von diesen mit noch einigen pCt. wegen des nåchlåssigeren Beobach- 
tens etc., erscheinen doch die Niederschlagshöhen der Sechzig- und 
1) A Contribution to the History of Rain Gauges. (Quarterly Journal 1891. 
