24 Torbjørn Gaarder. 
Die praktische Ausfihrung und die Fehlergrenzen der 
kolorimetrischen Methode. 
Die praktische Ausftthrung der kolorimetrischen Bestimmung 
zur See ist mit der Apparaturanordnung von Sørensen und 
Palitzsch sehr einfach. Får hydrographische Zwecke ist die 
Methode als ideel zu bezeichnen: Man verwendet wenig, 10 cc., 
Meerwasser, und die Bestimmung ist in einer bis zwei Minuten 
ausgefihrt. 
Von grosser Wichtigkeit ist es zu wissen, wie lange sich 
die Vergleichslösungen unveråndert halten, wenn sie in Flaschen, 
die mit Natronkalkröhren versehen sind, in einer Kiste| aufbe- 
wahrt werden. Der Meteorologe B. I. Birkeland, welcher sich 
in den Jahren 1912—14 als Hydrograph an Bergens Biolo- 
giske Station ausgebildet hat, um Kapitån Roald Amundsen 
auf einer mehrjåhrigen Polarexpedition zu begleiten, hat des- 
wegen im Winter 1913—14 den Herren Prof. Dr. Sørensen und 
Dr. Palitzsch diese Frage vorgelegt. Sowohl die Herstellung der 
Vergleichslösungen aus Borat und Salzsåure wie auch die långere 
Aufbewahrung dieser Lösungen am Bord eines Schiffes war nach 
der Meinung der zwei Forscher mit verschiedenen Schwierigkeiten 
verbunden. Sie haben deshalb neue Vergleichslösungen aus Borax 
und Borsåure hergestellt, welche fir jahrelange Expeditionen gut 
verwendbar sein sollen: Borax-Borsåuremischungen können sich 
mit Bezug auf die Hydroxylzahl mehrere Monate ganz unveråndert 
halten, und, was noch besser ist, man kann genau abgewogene 
Mengen von Borax und Borsåure auf dem Schiffe mitnehmen, 
und hier ohne Schwierigkeiten die Stammlösungen herstellen. 
Herr Palitzsch hat uns mitgeteilt, dass er eine Abhandlung 
uber die Herstellung dieser Lösungen geschrieben hat. Leider 
liegt mir diese Arbeit nicht im Druck vor, wåhrend ich diese 
Zeilen schreibe. 
Es ist also den Herren Sorensen und Palitzsch gelungen, 
Standardlösungen herzustellen, welche ihre Hydroxylzahl fiir lån- 
gere Zeit konstant halten und auf einem Schiffe leicht neu her- 
gestellt werden können. Die Haltbarkeit und Herstellung der 
Vergleichsfliissigkeiten bietet daher im allgemeinen keine Schwie- 
rigkeit. 
Werden die Vergleichsfltissigkeiten in Probierglåser abge- 
messen und durch Zusatz des betreffenden Indikators in eine 
Mate å 
