26 Torbjørn Gaarder. 
Wir sehen auch hier, dass es weniger vorteilhaft ist, mit dem 
Begriff p,,. zu operieren; denn nach s. 10 haben Sørensen und 
Palitzsch gefunden, dass der Fehler nie grösser wie + 0.1 des 
Wertes vom wirklichen p,,. der Meerwasserprobe wird. Im allge-. 
meinen halten sie ihn ftir + 0.05 oder noch kleiner. In dieser 
Weise angegeben erscheint der Fehler folglich sehr klein. 
Wenn die Fehlergrösse zu 5—15 %%o des Wertes von wirk= 
licher C,,,, angenommen wird, so ist sie in p,,. ausgedriickt doch 
nicht grösser als + 0.03 d. h. noch kleiner als die von Sørensen 
und Palitzsch angegebene. 
Wird nåmlich der Farbenvergleich zwischen Skala und Meer- 
wasserprobe mit blossem Auge ausgeftihrt, so erkennt man nur, 
dass die Farbe der Probe, der einer Vergleichslösung ungefåhr 
gleich ist, dass sie ungefåhr in der Mitte zwischen den Farben 
von zwei nebeneinanderstehenden Vergleichslösungen, oder dass 
sie nåher der Farbe der einen oder der andern der zwei Ver- 
gleichslösungen liegt. Wir können auch die Genauigkeit des 
jetzigen Verfahrens zahlenmåssig ausdriicken, indem wir die 
Differenz der Hydroxylzahlen nebeneinanderstehender Vergleichs- 
lösungen in der Skala feststellen und durch 4 dividieren. Die 
so erhaltenen Zahlen geben einen Ausdruck ftir die Genauigkeit 
des jetzigen kolorimetrischen Vergleichsverfahren. Aus der Borax- 
Borsåureskala ersehen wir (Tabellen I s 20 ma Ve 
dass die Fehlergrenze der Methode zwischen ca. 5—15 % im 
Werte von wirklicher Hydroxylzahl der Meerwasserprobe liegt, 
was die s. 27 aufgestellte Tabelle zeigt. 
Die jetzige kolorimetrische Bestimmung der Hydroxylzahl 
einer Meerwasserprobe gibt folglich Anlass zu ziemlich grossen — 
Fehlern im gefundenen C,,,-Wert. Dies ist zu bedauern, weil 
es sich bei den Untersuchungen immer gezeigt hat, dass die 
Wechselungen in Hydroxylzahlwert der tieferen Wasserschichten 
von Ort zu Ort und mit der Zeit verhåltnissmåssig klein sind. 
Darum ist es mit dem jetzigen Verfahren beina 
unmöglich, solche Wechselungen nachzuweisen, was 
ja eine der wesentlichsten Aufgaben sein sølle 
Wie friiher hervorgehoben ist es deshalb gewiss notwendig 
die kolorimetrische Messung durch Verwendung eines 
Kolorimeters oder eines Spektrophotometers Zu) Vem 
