KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 55. N:0 6. 5 



Du l er novenibre 1909 au 9 janvier 1910 les quadrants de 1'électrométre ont été 

 chargés au moyen d'une pile eau-zinc-cuivre plongée dans de la paraffine. Pendant les 

 premiers jours de novembre on a trouvé pour la sensibilité la valeur k = 13,2. Le 9 

 janvier une nouvelle détermination a donné k = 15,3. En méme temps on a trouvé 

 que le potentiel de la pile de charge avait un peu diminué, ce qui explique 1'acccroisse- 

 ment de la valeur de k. La pile n'a pas été en circuit fermé pendant tout le temps du 1 

 nov. au 9 janvier, et 1'on peut supposer pour de bonne raison que le potentiel a successive- 

 ment diminué surtout a cause d'un dépöt sur les faces du cuivre et du zinc. Pour tenir 

 compte de la diminution du potentiel de la pile de charge pour le temps 1 / n 1909 — 

 "/, 1910 j'ai interpolé entré les valeurs k = 13,2 et k =15,3. Le 9 janvier 1910 les 

 paires de quadrants de l'électrométre ont été chargées par une nouvelle pile normale (type 

 Kruger) fournie par la maison Spindler et Hoyer a Göttingen. Le 16 /i 1910 on a 

 trouvé la valeur k = 14,3. La suspension bifilaire était constante jusqu'au 10 / 3 , a cette 

 date il a été nécessaire de démonter 1'aiguille et de mettre une nouvelle couche de ver- 

 nis sur le bocal de verre de l'électrométre. La suspension bifilaire étant un peu changée 

 on a trouvé le n / 3 k = 13,o. Le 12 / 4 la distance entré 1'aiguille et le papier de 1'électro- 

 métre s'est montrée un peu trop courte et par le fait qu'on a du ajuster 1'aiguille, la sus- 

 pension bifilaire a été un peu changée. La détermination le 19 / 4 a donné k = 15,?. 

 Ayant trouvé quelque asymétrie pour les déviations, on a de nouveau du ajuster 1'ai- 

 guille le 19 / 4 ; la détermination de la sensibilité a donné alors k = 14,6. Le 29 / 4 on a 

 trouvé k = 14,2; le 31 / 5 , k — 14,e; le ls / 6 , k = 14,v; le 29 / 7 , k = 14,9. Les expériences de 

 1'auteur faites durant trois années ont montré que ces variations de la sensibilité sont 

 rélativement tres petits et que 1'on peut les négliger en comparaison avec l'incertitude 

 qui se présente, par exemple, lors de la détermination du facteur de réduction de la chute 

 du potentiel. A la fin de juillet la valeur moyenne du potentiel a diminué et pour cette 

 raison on a ajouté aux quadrants 25 elements eau-cuivre-zinc. Une nouvelle détermina- 

 tion faite le t / 8 a donné k = 11,7. 



Le collecteur employé était une plaque de cuivre recouverte de polonium sur un 

 centimétre carré de sa surface extérieure. 



Au cours des recherches on a procédé a 12 déterminations des pertes du systéme 

 de 1'électrométre par défaut d'isolement et on a aussi procédée å 12 déterminations simul- 

 tanées de la vitesse de charge avec le collecteur en fonction. Les raisons théoriques 

 de la relation entré le défaut d'isolement et la vitesse de charge ont été développées par 

 H. Benndorf 1 et traitées d'une maniére un peu différente par M. G. Ising. 3 



Désignons: 



par c x la capacité totale du systéme; 



par a, et par b deux coefficients positifs que 1'on peut nommer coefficient de 

 charge, respectivement coefficient de perte; 



par v c le potentiel du systéme de 1'électrométre et de ses accessoires chargés; 



par v le potentiel actuel du systéme; 



1 Wien. Ber. 118. Ila. Wien 1909. 



2 Loc. cit. 



