10 HARALD NORINDER, OBSERVATIONS DE LELECTRICITÉ ATMOSPHERIQUE Å VASSIJAURE. 



dv 

 culé d'aprés la formule — j_ — k V oii V désigne le potentiel simultané de 1'électrométre 



de la station. 



On peut s'attendre aux erreurs sui vantes: 



1° La distance relativement grande (900 m) entré le point choisi et 1'électro- 

 métre de la station faisait que les variations rapides du gradient observées au point 

 choisi n'étaient pas toujours simultanées avec les variations observées a l'électrométre 

 de la station. En examinant le resultat de plus de 500 observations sur le facteur de 

 réduction, executées par moi pendant 2 années et demie, å 1'observatoire météorologique 

 d'Upsal, j'ai quelquefois trouvé le manque de simultanéité mentionné, bien que la dis- 

 tance entré les deux électrométres fut 20 fois plus petite qu'å Vassijaure. 



2° On n'a pas appliqué a l'électrométre Lutz de corrections pour la variation 

 de la température. On peut négliger cette erreur de la température, la température de 

 Pair et de 1'électrométre n'ayant pas été tres différente de la température de graduation. 



3° Au point méme d'observation quelques perturbations du champ dues aux in- 

 struments se sont produites. Les surfaces équipotentielles ont subi une perturbation 

 causée par 1'observateur et par la stative de 1'électrométre. La longueur des fils hori- 

 zontaux reliant 1'électrométre aux collecteurs étant de 5 métres environ, on trouve en 

 appliquant les méthodes de calcul données par M. H. Benndorf 1 la valeur de cette per- 

 turbation, laquellc pour le champ 100 volts/métre est de 2 volts environ, donc de 2 ° å 

 peu prés. 



La perche verticale C qui portait les deux collecteurs, était d'une longueur de 100 

 cm environ et d'une épaisseur de 10 cm environ. La distance horizontale de cette perche 

 C aux deux collecteurs A x et A, était de 160 cm. Si l'on considére approximativement 

 la perche C comme un ellipsoide allongé et si l'on fait le calcul d'aprés les tableaux nu- 

 mériques donnés par M. H. Benndorf, on trouve dans un champ de 100 volts/métre 

 une perturbation de 1,7 volts pour A u de 1,3 volts pour A, c'est a dire une })erturbation 

 icspective de 1% et de 2% environ. 



On donne ci-dessous une table des valeurs du facteur k. 









Le 6 . 



lOllt 



1910 









0,46 



0,39 



0,30 





0,38 



0,61 



0,69 





0,41 



0,37 



0,42 





0,35 



0,56 



0,64 





0,51 



0,88 



0,3 1 





0,39 



0,57 



0,61 





0,51 



0,38 



0,39 





0,39 



0,64 



0,63 





0,48 



0,43 



0,38 

 Lo 8 



aou 



0,39 

 t 1910 



0,66 



0,68 





0,40 



0,36 



0,37 





0,46 



0,58 



0,61 





0,42 



0,40 



0,30 





0.4 5 



0,67 



0.5»; 





0,61 



0,40 



0,:i9 





0,53 



0,63 



»'."■7 





0,43 



0,88 



0,39 





0,52 



0,71 



0,68 





ii.iii 



0,36 



0,36 





O,:,:! 



0,88 



0,48 



1 Wien. Ber. 12 



5. I\. 1906. 















