22 HARALD NORINDER, OBSERVATIONS DE i/ÉLECTRICITÉ ATMOSPHÉRIQUE A VASSIJAURE. 



circulait librement de tous cötés. Dans quelque cas particuliers, forte averse ou chasse- 

 neige, il a fallu fermer 1'ouverture du cöté du vent pour perinettre les observations sous 

 le toit. 



Désignons par n le rapport entré la capacité électrique de Félectrométre seul et 

 celle de 1'électrométre muni du corps de dispersion, V et V t le voltage au comniencement 

 et a la fin d'un intervalle de temps ou 1'instrument était muni du corps de dispersion, 

 et T ' et Vi le voltage au comniencement et å la fin d'un intervalle de temps ou 1'élec- 

 trométre seul était exposé. Le coefficient a de déperdition de 1'électricité positive ou 

 negative est donné par la formule 



« =^(l0gnat y~ U l0g nat -y-, . 



Comme 1'isolement de rélectrométre était tres bon, j'ai négligé le terme correc- 

 y> 

 tif n lognat >.",• Xous désignons ci-dessous par a + , a_ la déperdition par minute pour 



v t 



une charge positive ou negative en pourcent de la charge totale, suivant la formule: 



a ± = 



100 a 



1- — n 



La valeur de q est calculée en general suivant la formule - , rarement par la 



1 la 

 n \a 

 bien. 



1 f /¥ 1 



formule -si -\- Les valeurs données par les deux formules concordent d'ailleurs 

 n ' a , 1 x 



Quelques remarques relatives ä linfluence de la température sur un électrométre 



ä fil Lutz. 



Les recherchcs que j'ai faites å 1'Observatoire MétéorologiquedTJpsal (postérieures 

 å celles faites en Laponie), ont montré que la sensibilité d'un électrométre a fil varie 

 avec la température. Pour 1'électrométre Lutz (employé auparavanl a Vassijauiv) 

 ce facteur causait dans la valeur de la déperdition une erreur de 3 å 4 %. Comparée 

 aiix erreurs causées par Les autres sources cett(> erreur nYst pas d'une grande importancej 

 d'ailleurs il est presque impossible de faire une correction pour la température; pour le 

 faire, il faudrait déterminer å chaque moment la température vTaie de 1'électrométre, 

 chose assez compliquée. Cependant si Ton se propose de faire des observations sur la 

 valeur absulue du potentiel el si Ton travaille å une température considérablement 

 plus basse que celle uotée au moment de la graduation, il est en general uécessaire de 

 rechercher d'avance l'influence de la température. Dans les reeherches sur la déper- 

 dition ou Ton mesure des différences <le potentiel, cettc influenee parait négligeable: 

 å Vassijaure Les courbes de graduation pour différentes températures étaienl sensible- 

 ininf paralléles. 



