KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 55- N:0 6. 29 



J'ai souvent observé en hiver que les sommets des montagnes étaient entournés de nu- 

 ages de neige soulevée par le vent, et il est evident que ce soulévement de la neige doit 

 agir sur le champ dans les regions arctiques, surtout dans les endroits montagneux ou 

 les mouvements de 1'air sont souvent violents. 



La pluie est accompagnée d'un excés de charge negative, ce qui indique une répar- 

 tition normale des ions. En été, les valeurs de q descendent fréquemment au-dessous 

 de a Vassijaure ce qui est probablement du a la fréquence de la pluie. 



Mesures de la radioactivité par la méthode de Elster et Geitel. 



A cöté des observations de Félectricité atmosphérique, on a fait a Vassijaure pen- 

 dant les mois de juin, juillet et aout 1910 environ 180 déterminations de Finduction radio- 

 active par la méthode de Elster et Geitel. 1 



Méthode et instrument. 



Le fil exposé était un fil de cuivre de 0,5 mm d'épaisseur. Ce fil sortait de la mai- 

 son par une ouverture de la face sud, ce qui rendait inutile tout dispositif de dessiccation 

 pour l'un des isolateurs. 



L'autre isolat eur était fixé å un poteau a 20 métres de la station. Il était constitué 

 par de Fébonite strié et verni a la résine. Il était entouré d'une enveloppe métallique 

 dont 1'intérieur communiquait par trois tubes avec un vase contenant un corps dessic- 

 catif. L'isolateur était ainsi toujours sec, méme par les temps humides, et des essais 

 fréquents ont montré que l'isolement était bon. 



Pour la charge du fil, on a employé une pile séche de Zamboni construite a la sta- 

 tion. Les plaques isolantes renforcées étaient constituées par un mélange de paraffine 

 et de fleur de souffre. Le nombre des elements était de 7150. 



Une mesure partielle faite le 20 juin donna un voltage total voisin de 2680 volts. 

 Comme cette pile était dans une boite en bois vernis bien fermée et placée dans la salle 

 des instruments ou la température variait peu, il est vraisemblable qu'elle est restée 

 constante pendant toute la durée des observations. Des essais faits le 7 jouillet, le 16 

 juillet, le l er aout et le 10 aout 1910 ont donnés une tension de 2600 volts environ. 

 J'avais en outre 1'occasion de vérifier journellement un element de méme nature que 

 ceux qui constituaient la pile, et je n'ai jamais observé de variation sensible. 



Le fil de cuivre était relié au pöle négatif de la pile, puis le pöle positif était mis 

 a la terre. 



Pour mesurer l'ionisation, j'ai construit une chambre d'ionisation en feuilles de 

 zinc, fermée par un couvercle a coulisse dont les glissiéres étaient garnies de toile caout- 

 choutée pour empécher la circulation de 1'air ionisé. 



L'électrométre de Lutz que Fon a employé était fermé par un couvercle. Pour 

 pouvoir réunir Félectrométre avec la chambre d'ionisation sans communication avec 



1 Phys. Zeitschr. 3. 305. 1902. 



