6 K. BOHLIN OCH C. A. SCHULTZ-STEINHEIL, OM EQUINOKTIETS BESTÄMNING. 
I. Passageinstrumentet och passageiakttagelsernas anordning. 
Innan vi gå att meddela sjelfva iakttagelserna, må här lemnas några kortfattade 
notiser om de använda instrumenten. 
Passageinstrument, af den konstruktion, som REPsSoLpD senast gifvit åt portabla 
passageinstrument, är monteradt på ett starkt gjutjernstativ, bestående af tvenne delar, 
en mindre triangelformad del, försedd med trenne fotplattor, mot hvilka det egentliga, i 
ett stycke gjutna stativet hvilar. Det senare fasthålles i azimut i förhållande till det undre 
partiet af tvenne skrufvar, stödjande mot en klack i det öfre partiet. Till följd af instru- 
mentets stora tyngd är det dess bättre nästan onödigt att tilldraga dessa skrufvar. För- 
söken hafva nemligen visat, att ett för starkt åtdragande af desamma åstadkommer spän- 
ning och irregularitet i instrumentets stånd. Instrumentets axel är bruten och försedd 
med ett prisma, som efter åtskilliga af professor ScHuLTz vidtagna förändringar i dess 
ursprungliga montering, synes ega en tillfredsställande stabilitet. Tuben är fästad på den 
horisontela axelns midt. Objektivet af REINFELDER och HeErTtEL i Minchen har en öpp- 
ning af 96"" och en fokalvidd af 970". Den vanligen använda förstoringen var 180. 
Instrumentet är försedt med bekväm omläggningsapparat. Dess stabilitet bestyrkes äfven 
deraf, att man synes kunna godtyckligt iterera dess omläggning, utan att löpa risk att 
azimuten häraf lider ringaste förändrimg. Detta är äfven derigenom en lycklig omstän- 
dighet, att man för axelns nivellering är nödsakad att lägga om instrumentet, emedan 
den på axeln hängande nivån är allt för svagt monterad, för att icke ändra sin nollpunkt, 
om man skulle lyfta den ur lagren. Instrumentet saknar kollimationsskruf och kollima- 
tionen korrigeras medelst prismat. Trådnätet består af 17 hår. Afstånden från midtcl- 
håret befunnos hafva följande värden, gällande C.O. 
1 505540 17  51".555 
2 43.509 16 46.386 
ÖL 2343 LK APR 
4 aR52 14 38.539 
LIE Sy ANT; 13 234.585 
0 > AD SAN 12 200955 
ÄR KORS 11: 10:607 
RANE 10 35.590 
För att redan här lemna en föreställning om huru instrumentet under observations- 
serien förhållit sig, meddelas följande värden på instrumentets medelst okularmikrometern 
(1 gänga = 3.09) bestämda azimut i förhållande till observatoriets 4 mil i norr belägna 
mir, af kollimationens värden sådana de blifvit befunna genom passageinstrumentets in- 
ställning i dess båda lägen på vertikalcirkeln, samt af inklinationens värden vid sol- 
passagerna (1 nivådel = 0".109). 
1889  Mir-azimut Kollim. C.O. Inklination 1889 Kollim. 0.0. 
MarsB:9 .1,2”.882 — 0.058 + 0.466 Aug. 31 +10"005 
13 261 — 0.042 286 Septs 1 + 0005 
14 — + 0.021 — 2 + 00-006 
15 403 + 0 02 291 3 — 0.043 
