8 K. BOHLIN OCH C. A. SCHULTZ-STEINHEIL, OM EQUINUKTIETS BESTÄMNING. 
att instrumentets omläggning skulle medföra den eliminerande verkan, man dermed afsåg. 
Observatören vid passageinstrumentet föredrog emellertid under vårobservationerna att för 
hvarje dag observera i instrumentets båda lägen. Fasthåller man den meningen, enligt 
hvilken resultaten af iakttagelserna i instrumentets båda lägen strängt taget icke kunna 
kombineras, så kunde man med denna anordning anse sig hafva erhållit samma resultat, 
som om tvenne olika instrument kommit till användning. Mot den fördel, som häruti 
kan anses inbegripen, ställer sig emellertid en olägenhet, om äfven af underordnad be- 
tydelse, nemligen den omständigheten, att solobservationen alltid blifvit ofullständig i ett- 
dera läget, i det man af den ena solranden i detta läge blott medhunnit att observera 
halfva antalet trådar. 
Iakttagelserna registrerades medelst en TEORELLS registerapparat. Nollpunkterna på 
pappersremsan angåfvos särskildt för hvarje stjernpassage enligt normaluret Honwö 34. 
Detta ur anskaffades för observatoriet år 1881 af herr professor ScHuLTz och har, enligt 
hans fleråriga undersökningar, visat sig motsvara de högsta anspråk på regelbunden och 
säker gång. 
Iakttagelserna vid passageinstrumentet utfördes med några få undantag af amanu- 
ensen OC. A. SCHULTZ-STEINHEIL. 
II. Vertikaleirkeln och anordningen af iakttagelserna med den samma. 
Den RersoLrpska vertikalcirkelns konstruktion är i korthet följande. En trefot af 
gjutjern uppbär en stark vertikal axel. Denna axel uppbär och omslutes af det vertikala 
partiet, af den i ett stycke gjutna lagerbocken af massivt jern. Instrumentet har likasom 
passageinstrumentet bruten axel och prisma och tuben är fästad på den horisontela axelns 
midt.  Objektivets dimensioner äro de samma som vid passageinstrumentet. Cirkeln är 
graderad från 4 till 4 minuter. Något protokoll öfver dess gradering har af RErsornp icke 
blifvit fördt. Icke heller har ännu någon undersökning af delningsfelen kunnat utföras, 
emedan nödiga tillbehör för en dylik undersökning saknas. Till kommande vår skall 
emellertid denna brist afhjelpas, i det vertikalcirkeln af ReEPsorp skall förses med 4, i 
stället för nu 2, mikroskop, hvilka då göras rörliga på den cirkelformiga mikroskopbäraren. 
För att emellertid göra observationerna oberoende af de lagbundna delningsfelen, har dels 
genom cirkelns vridning zenitpunkten blifvit tid efter annan ändrad, dels hafva blott så- 
dana fundamentalstjernor iakttagits, som haft nära samma deklination som solen, något 
som äfven varit nödvändigt för att eliminera först och främst refraktionens fel samt der- 
näst inflytandet af instrumentets, såsom det nedan skall framgå, rätt ansenliga böjning 
och i densamma möjligen förekommande förändringar. 
Mikroskopbäraren kontrolleras medelst ett vattpass, hvars skaldel på vanligt sätt 
genom en serie inställningar på passageinstrumentet samt omvexlande vridning af fot- 
skrufvarne och afläsning på cirkeln blifvit bestämd till 1.33. Under iakttagelsernas lopp 
har dessutom aktgifvits på, att positiva nivåafläsningar blifvit motvägda af negativa, så 
att nivåvärdets inverkan på slutresultatet skulle blifva obetydlig. 
De båda mikroskopen, inställningscirkeln och synfältet belysas med en enda lampa 
, 
i kombination med ett lämpligt spegelsystem. Nivån belyses af fixa i observationsrum- 
