KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND. 23. N:o I3. 9 
mets tak på lämpligt afstånd från instrumentet anbragta fotogenlampor, hvilka äfven, 
- medelst en spegel, tjena till belysning vid inställning å horisontaleirkeln. Senare har den 
lilla lampan på instrumentet, som gerna slocknade vid blåst, ersatts af en glödlampa af 3 
normalljus, som matas af ett batteri af omkring 15 kromsyre-element. 
Hvarje skaldel å mikroskopens trummor motsvarar 1 det närmaste 2”. Den korrek- 
tion som härtill var att anbringa, bestämdes vid hvarje observationstillfälle, genom mikro- 
skopskrufvarnas jemförelse med tvenne bestämda intervall på cirkeln, nemligen intervallen 
0—0”4' och 180—180" 4. Värdena af dessa intervall hafva blifvit särskildt bestämda. 
Den metod, som för en sådan bestämning erbjuder sig, är att uppmäta ett antal öfver 
cirkelns periferi likformigt fördelade streck (i föreliggande fall med 30? mellanrum). Un- 
der förutsättning af delningsfelens periodiska natur, gifver mediet af dessa mätningar ett 
värde på den använda skrufvens gängor, hvarefter normalintervallen uppmätas och evalue- 
ras 1 sekunder med tillhjelp af det sålunda erhållna gängvärdet. Den omständigheten att 
instrumentet icke kan vridas 360” kring sin horisontela axel utan att tuben aftages från 
axeln, omöjliggjorde emellertid det direkta genomförandet af en dylik bestämning, hvilken 
måste på följande sätt modifieras. Man uppmätte med t. ex. mikroskop I (det högra) så 
många af de öfver cirkeln likformigt fördelade intervallen, som för det samma kunde 
göras tillgängliga. De öfriga intervallen uppmättes medelst mikroskop II. De senare 
mätningarna kunde sedan reduceras till hvad mikroskop I skulle hafva gifvit, efter det 
man genom uppmätning af något gemensamt intervall med båda mikroskopens skrufvar 
evaluerat förhållandet mellan de båda skrufvarnes gängvärden. Sålunda erhöllos följande 
intervallvärden. 
0—0” 4 180”—180” 4” Vigt 
Mars 14 Er 1207-26 1 
30 .02 20 .04 1 
April 1 .03 IR 1 
24 .06 IEEE 1 
30 .09 GTA il 
Enheten för ofvanstående tal är 1 dubbelsekund. Såsom definitiva värden af intervallen 
antogos 
0—0” 4" 180”—180” 4' 
1197.06 082 
Ytterligare må här meddelas resultaten af skrufvarnes jemförelse med dessa normal- 
intervall för olika dagar. Hvarje tal i kolumnerna 2 och 3 är resultatet af 6 enskilda 
mätningar. 
Direkta mätningar Korrektion Summa af 
af normalintervallen på 1 gänga korrekt. 
I II I II I+II 
1889 0”—0” 4' 180—180” 4' 
Mars 14 118528 120".92 + 0".39 — 0".55 — 046 
0 5.68 0.83 + 0.19 = (EN = 0531 
TES 3.42 0.75 08832 = OLAG = 0844 
18 8.43 0 .98 ORRB1 = 0558 I ÖR 
K. Sv. Vet. Ak. Fandl. Bd. 23. N:o 13. 2 
